24 Erster Teil. 
bestimmter Stärke und bekannter Lichtauslöschung geschoben 
werden. Reicht also die Lichtauslöschung des Keiles nicht aus, 
so wird durch einen Druck auf den Halter der Platte diese in 
die optische Achse des Instrumentes gebracht und die vollständige 
Lichtauslöschung durch Verschieben des Keiles bewirkt. Die Ab- 
lesung am Keil zum konstanten Wert der Platte addiert, gibt dann 
die indizierte Helligkeit an. Um das von oben und seitwärts in 
die Bestände einfallende Licht von einem Standpunkte aus be- 
quemer und genauer messen zu können, kann an das Objektende 
des Rohres ein total reflektierendes Prisma aus lichtdurchlässigstem 
Borsilikatglas angesteckt werden, das das Licht ohne merklichen 
Verlust an Helligkeit auf die Milchglasscheibe reflektiert. 
Beim Arbeiten mit diesem Instrument wird wie folgt ver- 
fahren: Man stellt sich zunächst auf eine freie Stelle und bestimmt 
die indizierte Helligkeit des senkrecht von oben einfallenden 
Lichtes nach Hefnerkerzen. Da der Keil zur vollständigen Licht- 
auslöschung nicht ausreichen wird, so wird zunächst die Platte 
vorgeschoben, deren Auslöschungswert — 15 Normalkerzen sein 
mag. Durch schnelles Verschieben des Keiles erreicht man zu- 
nächst Dunkelheit; bei längerem Hineinsehen ın das Instrument 
wird das schwarze Kreuz aber wieder schwach sichtbar, weil sich 
das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat. Würde man nun den 
Keil noch weiter verschieben, bis das Kreuz wieder verschwindet, 
so würde man falsche Resultate erzielen, da die Keilstärke empirisch 
so ermittelt ist, daß sie die auf der Skala verzeichneten Hellig- 
keitswerte in der Stellung angibt, bei der bei flüchtigem Hinein- 
sehen in das Instrument eben Dunkelheit eingetreten ıst. Man 
tut deshalb gut, durch wiederholtes Absetzen und Verschieben 
des Keiles diese Stellung zu ermitteln. Bei einiger Übung ver- 
ursacht dies nicht die geringsten Schwierigkeiten und die Meß- 
ergebnisse verschiedener Personen weichen nur wenig voneinander 
ab. — Nehmen wir an, die Ablesung an der Skala des Keiles 
hätte 10 Normalkerzen ergeben, dann würde diese, zu den 15 der 
Platte hinzuaddiert, eine indizierte Helligkeit von 25 Normalkerzen 
ergeben. Nun begibt man sich in den zu untersuchenden Bestand 
und mißt an verschiedenen Stellen das senkrecht oder seitlich 
einfallende Licht, wobei man natürlich vermeiden muß, größere 
Lücken, durch die unzerstreutes Licht einfällt, anzuvisieren. Das 
mittlere Messungsergebnis möge 20 Normalkerzen betragen, die 
indizierte Helligkeit im Bestande verhält sich demnach zu der 
