26. Erster Teil. 
Auslöschung des Lichtes geschieht aber hier durch zwei sogenannte 
Nicolsche Prismen, von denen das eine mit dem Rohre fest ver- 
bunden, das andere in diesem aber drehbar ist. 
Durch ein Nicolsches Prisma gehende Lichtstrahlen werden 
bekanntlich linear polarisiert, d. h. nur die in zueinander par- 
allelen Ebenen schwingenden Lichtstrahlen werden durchgelassen. 
Die Lage dieser Ebenen bestimmt sich nach den optischen Achsen 
des Kalkspatkristalls, aus dem das Prisma gefertigt ist. Sind die 
Ebenen beider Nicolscher Prismen des Instrumentes zueinander 
parallel gestellt, so gehen die Lichtstrahlen, die durch das eine 
Prisma gegangen sind, auch ungehindert durch das zweite. Bilden 
aber die Schwingungsebene des einen und die des anderen einen 
Winkel, so löschen sie sich aus, und zwar sind die Helligkeiten 
des von den Prismen durchgelassenen Lichtes proportional den 
Cosinusquadraten der Winkel, die die Schwingungsebenen mit- 
einander bilden. Sie sind also am größten bei 0° und am kleinsten, 
d.h. = 0, bei 90°, wenn die Ebenen aufeinander senkrecht stehen. 
Es würde zu weit führen, den mathematischen Beweis für diese 
Erscheinung zu geben; wer sich für ıhn interessiert, findet ıhn im 
zweiten Band der neunten Auflage von Müller-Pouillets 
Lehrbuch der Physik und Meteorologie auf Seite 993. — Um den 
Winkel bequem messen zu können, ıst an dem Rohrstück, das 
das feste Nicol enthält, ein Viertelkreisbogen von etwa 55 mm 
Radıus angebracht, der von 0 bis 90 in volle Grade geteilt ıst. 
Das drehbare Okularende mit dem in ihm festsitzenden zweiten 
Nicol ist mit einem Nonius versehen, der an der Kreisteilung 
läuft und eine Ablesung von !/s’, also von zehn Minuten gestattet. 
Das total reflektierende Prisma, das beim Rauchglasphotometer 
bereits beschrieben ıst und für beide Instrumente verwendet 
werden kann, dient hier nicht nur zur Bequemlichkeit, sondern 
es depolarisiert auch noch das Licht vor dessen Eintritt in das 
Instrument. Bekanntlich ist das Licht, das vom Himmel reflektiert 
wird, immer teilweise polarisiert. Die Milchglasscheibe im In- 
strument hat zwar auch depolarisierende Eigenschaften, diese 
dürften aber vielleicht nicht ın allen Fällen ausreichen, wenigstens 
nicht bei Bestimmung der indizierten Helligkeit im Freien, während 
das genügend zerstreute Licht im Bestande durch die diffuse Re- 
flexion wohl immer schon hinreichend depolarisiert ıst. Das Messen 
mit diesem Instrument, das übrigens auch sehr leicht und handlıch 
ist, ist äußerst einfach. Man hält es ebenso, wie dies beim Rauch- 
