Das Licht. 45 
dem Pflanzenblatt liegen, weil die Lichtstrahlen bei ihrem Durch- 
gange durch dieses sehr stark zerstreut werden. — Die Linse ZLI11 
entwirft von dem Spalte Sp auf der unteren Seitenfläche des 
Prismas ce ein Bild. Dies Spaltbild wird durch das ganze 
Prisma abe der verschiedenen Brechbarkeit der Lichtstrahlen 
entsprechend in unendlich viele Spaltbilder von verschiedener 
Farbe zerlegt, die sich zu einem kontinuierlichen Spektrum an- 
einanderreihen und als solches bei P gesehen werden. — Die 
Lichtstrahlen, die durch Metalldämpfe der Sonne oder die Erd- 
atmosphäre verschluckt worden sind, können natürlich keine 
Spaltbilder entwerfen, sie bilden Lücken im Spektrum, die als 
dunkle Streifen, die sog. Fraunhoferschen Linien, erscheinen, 
Legt man auf den Tisch über die Spaltblende ein Stück eines 
frischen Pflanzenblattes, das man, um die Lichtzerstreuung an 
seiner rauhen Oberfläche möglichst zu vermindern, zwischen zwei 
Glasplatten bringt, wie sie als Objektträger beim Mikroskop ver- 
wendet werden, klemmt diese mit den auf dem Tische an- 
gebrachten Klemmfedern leicht fest und stellt den Spiegel richtig, 
so gehen die durch die unterste Sammellinse vereinigten Licht- 
strahlen durch das Blatt hindurch und verlieren hierbei alle 
Strahlen, die das Blattgrün verschlucken kann, und bei P sieht 
man ein Spektrum, dem ein Teil des roten Lichtes fehlt, das 
Farbenband hat im Rot einen schwarzen Streifen. 
Jetzt fehlt nur noch eine Vorrichtung, die es ermöglicht, die 
Lage der Grenzen dieses Streifens zu bestimmen. — Nachdem 
ich vergeblich versucht hatte, mit Hilfe der sog. Ängstroemschen 
Skala, die beispielsweise bei dem Abbeschen Spektralokular 
zur Anwendung kommt und hier auf die oberste Prismafläche 
projiziert wird, die Wellenlängen des Absorptionsstreifens fest- 
zustellen, brachte mich die Beschreibung eines Spektralokulares 
von Sorby und Browning (Nägeli und Schwendener 
S. 39-41) auf den Gedanken, einen diesem Instrumente ähnlichen, 
aber viel feineren Meßapparat zur Anwendung zu bringen. Nach 
dieser Idee führte die Firma R, Fueß in Steglitz den Apparat aus, ın 
der aus der Zeichnung auf Seite 44 ersichtlichen Form. — Ein Hohl- 
spiegel Ho, der nach allen Seiten verstellbar ist, wirft das Licht 
auf eine bei $ befindliche, auf einer Seite versilberte Glasscheibe. 
In die Silberschieht dieser Scheibe, die Signal heißt, sind zwei 
sehr feine Linien eingeritzt, die durch eine in einem kleinen 
Rohrstutzen befindliche achromatische Linse ZIV, die in dem 
