46 Erster Teil. 
Stutzen verschiebbar ist, um sie auf die Linien scharf einstellen zu 
können, auf die obere Prismafläche projiziert werden. Da die Linse 
nicht aplanatisch ist, so erscheinen diese Linien krumm. Um 
die dadurch entstehenden Meßfehler zu vermeiden, habe ich die 
auf dem Signal eingeritzten Linien z. T. mit schwarzem Lack 
abgedeckt. Sie erscheinen nun im Spektrum als sehr feine weiße 
Zeiger, auf deren Spitze eingestellt wird. Sorby und Browning 
benutzten bei ihrem Spektralokular ein durch eine Meßtrommel- 
schraube verschiebbares Signal. Diese Einrichtung gestattete nur 
eine Teilung des Spektrums in 100 Teile. Um das Instrument 
stabiler zu machen und möglichst kleine Einheiten ablesen zu 
können, ıst einem festen Signal der Vorzug gegeben worden, 
und statt des Signales wird das Prisma bewegt, und zwar ist 
es um den Punkt x drehbar. Durch eine Feder F wird das Rohr, 
in dem es befestigt ist, gegen die Spitze der Meßtrommelschraube 
Tr gedrückt. Diese Schraube hat eine Steigung von !/J mm 
auf einer ganzen Umdrehung, und die Meßtrommel selbst ist in 
50 Teile geteilt. Die Zahl ihrer vollen Umdrehungen wird an 
einer Hilfsteilung #47 mittelst Lupe abgelesen. Dreht man an 
der Meßtrommel, so scheinen die beiden Linien im Spektrum zu 
wandern und zeigen bei einer bestimmten Meßtrommelstellung 
immer auf eine bestimmte Stelle im Spektrum. Zur Aufnahme 
des nun fertigen „Spektrometers“ dient ein Beleuchtungsstativ, 
das den schon erwähnten Tisch mit der Spaltblende, einen Spiegel 
und eine Sammellinse trägt. Letztere ıst mit ihrer Fassung an 
der Stativsäule ın vertikaler und horizontaler Richtung verschieb- 
bar, um je nach der Dicke der zu untersuchenden Blätter das 
Licht auf einen Punkt konzentrieren oder auf eine größere Fläche 
ausbreiten zu können. Horizontale Verschiebungen dieser Linse 
sind unter Umständen notwendig, um mit schiefer Beleuchtung 
arbeiten zu können. Die Beleuchtung muß immer so stark sein, 
daß die zu untersuchenden Pflanzenblätter, zu denen natürlich 
auch die Nadeln der Bäume gerechnet werden, von oben ge- 
sehen als hellleuchtende grüne Punkte oder Streifen erscheinen. 
Daß die Spaltblende parallel zum Spektrometerspalt liegen muß, 
ist selbstverständlich. Nadeln legt man, damit an ihren Seiten 
kein Licht vorbeigehen kann, in eine der passenden Rinnen eines 
besonderen Objektträgers, mit dem man sie dann auf den ge- 
wöhnlichen gläsernen Objektträger legt, während man von Blättern 
genügend große Stücke zwischen zwei Glasplatten bringt. Nach- 
