48 Erster Teil. 
den einzelnen Meßtrommelstellungen entsprechen. Zu diesem 
Zwecke konstruiert man sich eine Wellenlängenskala, was äußerst 
einfach ist. — Es wurde schon erwähnt, das sich Fraunhofer 
das Verdienst erworben hat, festgestellt zu haben, daß die nach 
ihm benannten Linien unveränderliche Stellen im Spektrum ein- 
nehmen. Die Wellenlängen vieler dieser Linien sind nun sehr 
genau bestimmt; sie betragen für einige für unsere Zwecke wichtige 
in Millionteln von Millimetern: 
Für A, ım Braunrot belegen — 760 
. ‚a, Im ot — le 
Br dgl. — 687 
Al nn 65h 
„ ‚I. un’ Orange. .... 2 u ee 0 
„ E, im Übergang von Gelb und Grün = 527, 
Man trägt nun, wie dies auf der dieser Schrift angehängten 
Längenskalentafel (Fig. 2) geschehen ist, diese Längen als Abszissen 
auf Millimeterpapier ein und ermittelt durch wiederholte Ein- 
stellung und Ablesung, bei welcher Meßtrommelstellung die Spitze 
des dem Rot nächsten Lichtfadenzeigers auf die Mitte der be- 
treffenden Fraunhoferschen Linie fällt. Bei A und a ist dies 
etwas angreifend für die Augen, da hierzu das grellste Sonnen- 
licht erforderlich ist; die übrigen sind leicht zu finden. Die Meß- 
trommelablesungen werden, wie dies in dem Beispiel geschehen 
ist, als Ordinaten eingetragen. Zwischen B und C den Gang der 
Dispersion zu kennen, ist besonders wichtig, weil hier bei den 
meisten Pflanzen das Maximum der Absorption liegt. Da uns 
aber Fraunhofersche Linien als Marken fehlen, helfen wir uns 
mit dem sog. Emissionsspektrum des Lithiums. Irgendein Lithium- 
salz, z. B. kohlensaures Lithium, wird in eine Weingeistflamme 
oder noch besser in die Flamme eines Bunsenschen Brenners 
gebracht. Die rote Flamme, die hierdurch entsteht, erzeugt, wenn 
man dafür sorgt, daß nur ıhr Licht in das Spektrometer gelangt, 
ein fast dunkles Spektrum, in dem außer einer gelben eine leuchtend 
rote bei Wellenlänge —= 670 erscheint, also ziemlich in der Mitte 
zwischen den Fraunhoferschen Linien B und ©. Um den Licht- 
zeiger sehen und einstellen zu können, beleuchtet man das Signal, 
am einfachsten mit einer der bekannten kleinen elektrischen 
Taschenlampen. — Hat man die Ordinaten aller Linien eingetragen, 
so verbindet man deren Endpunkte und erhält so die Dispersions- 
