56 Erster Teil. 
Art zusammen. Das eine dieser Nikols N 1 — der Polarisator — 
ist in eine Hülse mit der drehbaren, von 2 zu 2 Grad geteilten 
Fassung 7 eingesetzt und befindet sich vor dem durch den ge- 
ränderten Ring Sp. regulierbaren Spalt. N 2 — der Analysator — 
ist fest hinter dem Spalt der Hauptröhre des Spektroskopes ein- 
gefaßt. Unmittelbar vor dem Spalt befindet sich die Öffnung v 
zum Eintritt der zu vergleichenden Lichtstrahlen. Ein die Hälfte 
des Spaltes verdeckendes kleines totalreflektierendes Prisma P, 
lenkt das bei » eintretende Licht, das durch ein außen befindliches 
ebensolches Prisma P, dorthin geleitet wird, in den Spalt. Bei % 
ist eine Gabel mit zwei Klemmfedern angebracht, durch die man das 
zu untersuchende zwischen zwei Gläschen liegende Blattstück fest- 
klemmen kann. 
| 
== 
DZ 
Fig. 2. 
Der Gang der Untersuchung ist nun folgender: Man reguliert 
den Spalt durch den Ring Sp., bis man eben ein reines Spektrum 
erhält. Das ausziehbare Rohr, das das zerlegende Amicische 
Prisma A enthält, wird dann durch Hin- und Herschieben in 
die Stellung gebracht, ın der die Fraunhoferschen Linien am 
deutlichsten erscheinen, d. h. ın der die achromatische Linse O0 
auf den Spalt scharf eingestellt ıst. Diese Stellung, die nach der 
Sehweite individuell verschieden ist, markiert man zweckmäßig 
an dem ausziehbaren Rohre durch einen feinen mit dem Messer 
gezogenen Strich. Die Gradeinteilung an dem Instrument, das 
mir vorliegt, ist derartig, daß die Schwingungsebenen der beiden 
Nikols bei 90 und 270 Grad parallel sind (cf. Nr. 13). Sieht 
man in einer dieser beiden Stellungen in das Instrument, so 
erblickt man zwei durch eine dunkle Linie getrennte gleichhelle 
Spektra. Dreht man aber die Fassung 7 nach irgendeiner 
Richtung, so werden die Farben des einen Spektrums nach und 
nach ausgelöscht, und zwar die, die am wenigsten hell sind, vom 
