11 



Strasburgek, E., I. Das Botanische Praktikum. 5. Aufl. 1913, Jena, 

 TscHiRCH, A., Angewandte Pfianzenanatomie. Wien u. Leipzig 1889. 

 — Handbuch der Pharmakognosie. Leipzig 1909 — 1913. 

 Wbhmbr, C, Die Pflanzenstoffe etc. Jena 1911. 

 "Wiesner, J., Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. 2. Aufl. 1900 und 



1903. Leipzig. 

 Zimmermann, A., Die Botanische Mikrotechnik. Tübingen 1892. 



Während der Druckkorrektur erschien das vortreffüche Werk von Tunmann 

 „Pflanzenmikrochemie", Berlin 1913, das ähnliche Ziele verfolgt wie das meine, das 

 aber nicht mehr benutzt werden konnte. 



Methodik. 



Die Hilfsmittel, deren der Mikrochemiker bedarf, sind im all- 

 gemeinen von verblüffender Einfachheit. Eine kleine Menge Substanz, 

 Bruchteile eines Milligramms, ja oft eine S]3ur, genügen zur Ausführung 

 einer Reaktion. Die nötige Apparatur läßt gleichfalls an Einfachheit 

 nichts zu wünschen übrig. Abgesehen vom Mikroskop ist bei ge- 

 wöhnlichen mikrochemischen Untersuchungen das meiste der nötigen 

 Utensilien und Reagentien um einen relativ geringen Preis zu haben, 

 im Gegensatz zu makrochemischen Analysen, die einen viel größeren 

 Aufwand erfordern. 



1. Instrumente nnd Utensilien. 



a) Das Mikroskop. Ich beabsichtige nicht, hier eine Theorie 

 des Mikroskops und die Schilderung seiner Handhabung zu geben, 

 da ich beide als bekannt voraussetze. Es sei nur folgendes betont: 

 Das Mikroskop gehört zu den unerläßlichsten und wichtigsten Hilfs- 

 mitteln des Mikrochemikers und gestattet bei mehr oder minder starken 

 Vergrößerungen den Verlauf der Reaktion, der Kristallisation, der 

 Lösung und das fertige Reaktionsprodukt oft in der Zelle zu beobachten, 

 was von unschätzbarem Vorteil erscheint. Es ist meist gar nicht not- 

 wendig mit starken Vergrößerungen zu arbeiten. Eine Vergrößerung 

 von 50 bis 300 reicht gewöhnlich aus. Die Verwendung von Immer- 

 sionslinsen gehört zu den Seltenheiten. Bei Anschaffung eines Mikros- 

 kops wende man sich nie an einen gewöhnlichen Oj)tiker, sondern stets an 

 eine renonnnierte Firma. Ein Instrument mit 2 bis 3 Objektiven, dem dazu 

 gehörigen Revolver und zwei Okularen wird in der Regel genügen. 

 Eines von den Okularen soll ein Mikrometerplättchen enthalten. Das 

 Stativ soll möglichst einfach gebaut, doch auch zur Aufnahme der 

 NiKOLschen Prismen für die Beobachtung im polarisierten Lichte ge- 

 eignet sein. Man verwende nicht unnötigerweise starke Vergröße- 

 rungen, denn nnt der Vergrößerung nimmt die Farbenintensität einer 

 Reaktion für das Auge ab, außerdem wird die Fokaldistanz kleiner, 

 womit die Gefahr einer Annäherung der wertvollen Objektivlinse an 

 den Reagenztropfen wächst. Überhaupt ist die Objektivlinse vor Be- 

 netzung und Dämpfen möglichst zu bewahren, schließlich nach der 

 Arbeit mit destilliertem Wasser zu reinigen und mit Filtrierpapier 

 und einem feinen HirschlederlapjDen trocken zu wischen. Vor Staub 

 ist das Mikroskop durch einen Glassturz zu schützen. 



