ig] EINFLUSS VON Hemmung usw. auf Schlafbewegungen. 179 



durch dieselbe wohl die Spannung des Widerstandsdrahtes, aber 

 nicht der Gang der durch den Wechsel der Druck energie bedingten 

 Bewegungen modifiziert wird. 



Die an der Auflagestelle erzielte Bewegung wird aber selbst 

 bei den stärksten der angewandten Vergrößerungen korrekt in der 

 Kurve registriert, wenn schwach berußtes Papier benutzt wird. 

 Dieses ist um so mehr der Fall, als die Anpressung und damit 

 die Eeibung der Schreibspitze gering sein dürfen, weil sich der 

 Federwiderstand wesentlich in einer Vertikalebene bewegt und 

 derngemäß eine Abhebung der Schreibspitze durch seitliches Aus- 

 biegen des Verbindungsfadens wegfällt.') Im allgemeinen erwies 

 es sich ausreichend, wenn dem registrierenden Arm des Schreib- 

 hebels ein Übergewicht von 4 — 5 cg gegeben und dadurch zugleich 

 der Verbinduugsfadeu q (Fig. ij gespannt wurde.-) Da dieser auf 

 das freie Ende des Federwiderstands übertragene Zug oft an einem 

 mehr- als 100 mm langen Hebelarm wirkte, so wurde dadurch 

 eine immerhin ansehnliche Inanspruchnahme des Stahldrahts ver- 

 ursacht. Diese aufgedrängte Spannung, die man übrigens durch 

 Anhängen eines entsprechenden Gewichts am Moliniahalm äquili- 

 brieren kann, ist aber, wie schon erörtert wurde, für die Ee- 

 gistrierung der Bewegungsbestrebungen ohne Bedeutung. Ebenso 

 ist es ohne Belang, daß das Halmstück des Federwiderstands durch 

 den vom Schreibfaden q (Fig. i) ausgehenden Zug etwas ausge- 

 bogen gehalten wird, weil dieses Halmstück durch die von ihm 

 ausgeführten Bewegungen nur wenig aus der Horizontalen abge- 

 lenkt und somit die wirksame Ausbiegungsenergie fast nicht ver- 

 ändert wird. Man darf deshalb bei dem Federwiderstand ein 

 dünneres Halmstück verwenden, das aber in meinen Versuchen 

 ebenfalls mit Schellack imprägniert wurde (S. 167). 



Schon der Verlauf der Kurven zeigt an, daß, trotz der er- 

 heblichen Vergrößerungen, die Bewegungsvorgänge am Auflage- 

 puukt des Blattes exakt registriert werden. Das wird auch durch 

 Kontrollversuche bestätigt, bei denen eine bekannte Druckänderung 

 allmählich und ohne Stoß herbeigeführt wurde. Zu dem Zwecke 

 wurde an dem Auflagepunkt des Federwiderstandes ein etwa 

 40 mm langes und 3 mm dickes Glasstabstück so an einem Faden 

 aufgehängt, daß dasselbe nur teilweise in das in einem Zylinder 



i) Pfeffer, Schlafbewegungen 1907, S. 275, 281. 

 2) Pfeffer, 1. c. 1907, S. 266. 



>3* 



