254 W 1'llMM: 



im wesentlichen eine Btarke Schraubzwinge vor, deren Messingaro 

 I l mm dick und 16mm breil sind. Die Feder </. deren grösste Achse 

 in diesem Falle nichl zu ansehnlich sein darf, ist. wie bei dem 

 Apparat A, auf den Tisch /' durch die Schrauben g befestigt. Durch 

 die Fuhrstangen i und die massive Schraube // ist für Vorwärts- und 

 Rückwärtsbewegung dieses fische* - Die eine Nadelspitze ist 



fest, die andere c dagegen in einem durch Schraube beweglichen 

 Säulchen befestigt. Um die Nadeln für Ablesungszwecke zu beleuchten 

 ist hinter denselben, im Sauptschenkel der Klemme, ein Spalt an- 

 gebracht. 



Die Schraubklemme wird in der schon (p. 2 i 9 angegebenen W • 

 in den Gipsguss fixirt, der in der Figur i- durchschnitten gezeichnet 

 ist. Wenn die Messingtheile vor jedem Versuche neu lackirl werden, 



9 



Fig. 5. Zangenapparal. Ungefähr' 5 d. natürl. l ri - 



so ist eine Schädigung der Pflanzen durch .Metallsalze ausgeschlossen. 

 Die Befestigung des Deckels und die nachherige Herstellung von Druck 

 gegen diesen Deckel wird nach den in a') angegebenen Principien 

 ausgeführt. Der in beschriebener Weise an den Topf befestigte Gips- 

 guss vermag eine noch höhere Belastung als die 320 g des Apparates 

 zu tragen. Um aber nötigenfalls den Apparat durch eine Klammer 

 halten zu können, kann an den Schenkeltheil c eine Handhabe an- 

 geschraubt werden. 



Dieser Apparat ist natürlich auch für Stengel anwendbar und 

 bei ausreichender Grösse und genügend solider Conslruction würde 

 er auch zu Druckmessungen an Bäumen verwendbar sein. 



c) Zangenapparat. — Dieser Apparat vsurde benutzt bevor die 

 Schraubklemme B construirl war, welche im Allgemeinen entschieden 

 vorzuziehen ist. 



Der Apparat (Fig. 5) ist eine ungleicharmige Zange. Die Druck- 



