83] Druck und Arbeitsleistung durch wachsende Pflanzen. 255 



feder h kann mittelst der Schrauben c zwischen den beiden langen 

 Schenkeln in verschiedenem Abstand vom Drehpunkt angebracht wer- 

 den. Zur mikrometrischen Ablesung dienen die durch Schrauben 

 verstellbaren Nadelspitzen </. 



Zur Druckmessung wird diese Zange analog wie die Schraub- 

 klemme (Fig. 4) gehandhabt, indem die Platte e und der sie tragende 

 Schenkel (Fig. 5) in den Gipsguss fixirt wird, während die Platte f 

 gegen den Gipsdeckel zu wirken hat. Wird diese Platte durch die 

 Schraube g gegen den Gips bewegt, so kommt also durch Compres- 

 sion der Feder b ein Druck zu stände, der aus dem Abstand der 

 durch Schraube beweglichen Nadelspitzen d controlirt wird. Da die 

 Auslegungen in den Versuchen nur gering sind, so wird der Parallelis- 

 mus der Zangenschenkel nur wenig geändert. Damit aber die Platte 

 f stets gleichmässig angepresst bleibt, sind die Führstäbe /* so einge- 

 richtet, dass die auf der Spitze der Schraube g ruhende Platte /' 

 wohl ihre Winkelstellung gegen die Achse der Schraube verändern, 

 eine Drehung aber um diese Achse nicht ausführen kann. 



Behufs guter mikrometrischer Ablesung muss man für geeignete 

 Beleuchtung der Nadelspitzen durch Spiegel- oder Lampenlicht sorgen. 



Die Spannung der Feder dient als Maass für die entwickelte 

 Druckkraft, die also durch das für gleiche Compression nöthige Ge- 

 wicht bestimmt wird. Ist die Zusammendrückung nur gering, wie 

 in der überwiegenden Zahl der Versuche, so wird Proportionalität 

 zwischen spannendem Gewicht und Annäherung der Nadelspitzen 

 gefunden, bei weitergehender Compression aber wird diese Annähe- 

 rung allmählich etwas verlangsamt. Aber selbst dann erreichten, 

 nach Aufhebung der Spannung, die Nadelspitzen in den aus gutem 

 Stahl gefertigten Federn sofort wieder den ursprünglichen Abstand, 

 sobald die Compression aufgehoben wurde. 



Bei der Präcision der mikrometrischen Ablesung wird schon bei 

 geringer Compressionsgrösse eine für unsere Zwecke genügende Ge- 

 nauigkeit erreicht. Ich benutzte eine verbesserte Form des in meiner 

 Physiologie Bd. II, p. 85 abgebildeten Horizontalmikroskopes, das viel- 

 fach auch in physikalischen Instituten Eingang gefunden hat 1 ). In den 



1) Oas Instrument wird vou dem Mechaniker Alhrecht in Tübingen angefertigt. 



