2i] Über die Schlafbewegungen der Blattorgane. 277 



fixierte Schreibhebel, also der Drehpunkt dieses, auf der rotierenden 

 Trommel beschreiben wüi-de. Das ist möglich, indem man vor 

 Abnahme der Trommel durch entsprechendes Heben und Senken 

 des Fadens f (Fig. i) die Zeigerspitze eine Kurve auf der ruhenden 

 Papiei-fläche beschreiben läßt, und den Mittelpunkt des zugehörigen 

 Kreises konstruktiv aufsucht. Da dieser Mittelpunkt von der 

 ebenen Tischplatte gleichweit absteht wie der Drehpunkt des 

 Schreibhebels, so läßt er sich auch durch direkte Abmessung be- 

 stimmen. Dann nimmt man die Entfernung zwischen Spitze und 

 Drehpunkt des Schreibhebels in den Zirkel und kennzeichnet die 

 Schnittpunkte der markierten Zeitpunkte mit der ausgezogenen 

 Drehpunktslinie. Hierauf wird durch Anlegen der spezifischen 

 Zeitskala die Lage der Schnittpunkte für die auszuziehenden Zeit- 

 kurven (Bogenordinaten) festgestellt, die mau einfach mit der 

 Zirkelspitze in die fixierte Eußschicht einritzt. Zu dem Zwecke 

 befestigt man das Kurvenblatt mitsamt einem untergelegten Papier- 

 blatt auf dem Reißbrett und verlängert auf letzterem die Dreh- 

 punktslinie soweit als es das Aufsetzen der anderen Zirkelspitze 

 erfordert. Die spezifische Zeitskala, die man natürlich für jeden 

 Appai'at besonders herstellen muß, gewinnt man entweder durch 

 automatische Markierung vermittelst eines Zeit vermerkers (vgl. 

 S. 271), oder indem man die Fortbewegung der Ti'ommel gegen- 

 über einem fixen Punkte für einen längeren Zeitraum markiert 

 und die so abgegrenzte Strecke entsprechend einteilt. 



Auf diese Weise wird eine genaue Markierung der Zeit erzielt, 

 wobei zugleich die Übereinstimmung der Lage der angebrachten 

 Zeitmarken mit der spezifischen Zeitskala eine Kontrolle für den 

 exakten Gang der Uhr abgibt. Ich konnte deshalb von einer be- 

 sonderen automatischen Zeitmarkierung absehen, die ohnehin nur 

 Bedeutung hätte, wenn durch sie die Lage der Schreil)hebelspitze 

 zu gegebener Zeit gekennzeichnet würde. Ich habe übrigens eine 

 derartige automatische Markierung zeitweilig dadurch ausgeführt, 

 daß ich an die Stativsäule (Fig. r, S. 265) einen kleinen Elektro- 

 magneten befestigte, der durch den Anschlag des Ankers eine 

 schwache Erschütterung und dadurch eine punktförmige Erweiterung 

 der Kurve verursachte. Auf diese Weise wurde z. B. jede 6. Stunde 

 gekennzeichnet, wenn die Uhr in einem solchen Intervall eine 

 Auslösung besorgte. 



Die registrierten Kurven zeigen zwar an, ob das Blatt sich 



