282 VV. J'kkkfkk, [26 



Schreibspitze zur Folge haben. Erreicht diese absolut geringe 

 Steigerimg fvgl. S. 269) einen gewissen Wert, so kann sie be- 

 wiri<cn, daß m der Kurve kleine 'I'rej»p(;nal)sätze von 12 — 3 4 mm 

 auftreten, weil zeitweise ein plötzlicher Ausgleich der geringen 

 Spannung eintritt, di'i- dadurch entsteht, daß der Schreibhebel 

 von (Un- rotierenden Trommel ein wenig mitgezogen wird oder 

 dadurch daß die angestrebte Hebung oder Senkung bis zum An- 

 sch\v(dlen auf eine gewisse Energie gehemmt wird. 



Da aber bei schwacher Berußung diese Treppchen nur aus- 

 nahmsweise auftreten, und da sie zudem keine wesentliche Be- 

 deutung haben, so hatte ich keinen Orund diese Treppchen, soweit 

 sie durch das Mitnehmen der Schreibspitze bedingt sind, dadurch 

 unmöglich zu machen, daß ich einen Schreibhebel mit nicht aus- 

 biegbarem Lager anwandte. Ja, ich ließ die 13euutzung derartiger 

 SchreibhebePj bald fallen, weil mit unserer einfachen Einrichtung 

 viel leichter eine ganz schwache Anpressung der Schreibspitze 

 hergestellt und erhalten werden kann, als mit Schreibhebeln, bei 

 denen der Kontakt der Schreibspitze durch Federung des Hebel- 

 arms erzielt werden muß. Zudem ward selbst durch die Ver- 

 wendung eines möglichst friktionslosen Lagers keine größere Be- 

 weglichkeit des Schreilihebels erzielt, als bei unserer Aufhängung 

 (vgl. S. 264), die allerdings nur bei langsamer Bewegung der 

 Schreibfiäche anwendbar ist. 



Weil bei unseren Versuchen nur eine sehr geringe Friktion 

 zulässig ist, läßt sich nicht wohl die sogenannte Stirnschreibung 

 anwenden.") Ebenso empfiehlt es sich aus verschiedenen Gründen 

 nicht, eine geradlinige Führung der Schreibspitze, so wie es bei 

 der Registrierung der Zuwachsbewegung üblich ist'), durch Führung 

 des Verbindungsfadens und der Schreibeinrichtung über eine EoUe 

 herzustellen. 



Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die auf eine 

 ZyUnderfläche und die auf eine ebene Fläche geschriebenen Bogen- 

 kurven nicht absolut übereinstimmen.*) Doch ist der Unterschied 

 zwischen beiden bei den für uns in Betracht kommenden Dimen- 



i) Über Schreibhebel vgl. z, B. Langendorff, Physiol. Graphik 1891, S. 45, 54; 

 Heinz, Handbuch d. expei-imentell. Pathologie u. Pharmakologie 1905, Bd. I. S. 495. 



2) Siehe Lakgenborff, 1. c. S. 50. 



3) Pfeffer, Pflanzenphysiol. 11. Aufl., 1904, Bd. 2, S. 25. 



4) Siehe hierüber L.4jjgexdorff, 1. c. S. 49, 1 1 1 . 



