27] Über die Schlafbewegungen der Blattorgane. 283 



sionen und Ausschlägen so gering, daß man kaum eine Differenz 

 erkennt, wenn man zwei Kurven aufeinander legt, von denen die 

 eine auf die zylindrische, die andere mit demselben Radius auf 

 eine ebene Fläche geschneiten wurde. Wenigstens gilt dieses für 

 einen schreibenden Arm von 160 mm Länge und bei Ablenkungen 

 von 40 — 50 mm aus der Horizontallage (wie sie in unseren Ver- 

 suchen meist nicht vorkamen) sogar für die kleinste Trommel 

 von 93 mm Durchmesser (S. 272). Da diese aber bei den Ver- 

 suchen in künstlicher Beleuchtung Vorteile gewährte, so durfte 

 ich dieselbe ohne Bedenken anwenden. Auch hatte ich keinen 

 Grund, etwa durch Anwendung der HERiNGSchen ') Schleife, das 

 Schreiben auf eine Zylinderfiäche zu vermeiden. 



Aus allen diesen Erörterungen ist zu ersehen, daß mit unserer 

 Methode eine mehr als ausreichende Genauigkeit erzielt wird. 

 Tatsächlich zeigen die Kurven eine jede vertikal gerichtete Be- 

 wegung des Versuchsobjekts an, und die Ausschläge sind ansehn- 

 lich genug, um selbst sehr kleine Oszillationen zu kennzeichnen, 

 auf die es bei unseren Studien gar nicht ankommt. Denn wenn 

 z. B. ein Blatt, bei dem der Verbindungsfaden 20 mm von dem 

 Gelenk entfernt angebracht ist, sich aus der horizontalen bis zur 

 vertikalen Lage senkt und hierdurch, bei Anwendung eines zwei- 

 fach vergrößernden Schreibhebels, in der Kurve einen Ausschlag 

 von ca. 40 mm bewirkt, so wird im Mittel durch die Bewegung 

 des Blattes um einen Bogengrad eine Hebung der Kurve um 

 0,44 mm hervorgerufen. Tatsächlich läßt sich aber in der Kurve 

 eine solche Verschiebung, ja sogar eine solche von y, mm, sicher 

 erkennen. 



Da sich die Trommel des Thermographenapi^arates (Apparat 

 Nr. i) in der Stunde nur um 1,67 mm fortbewegt und da bei 

 dem Markieren der Zeit, Ausziehen der Zeitkurven usw., kleine 

 Fehler unvermeidlich sind, so muß man bei dem Bestimmen der 

 Zeit für einen Kurvenpunkt mit einem Fehler von 74 Stunde 

 rechnen.^) Diese Annäherung, die für unsere Zwecke völlig aus- 

 reicht, wird natürlich dann gesteigert, wenn z. B., speziell bei 

 einer Verdunklung oder Erhellung, die augenblickliche Lage der 



i) Vgl. z. B. Langendorff, 1. c. S. 27. 



2) Das gilt für die Originalaufnahmen. Da die hier mitgeteilten Kui-ven 

 aber in der Regel auf % reduziert sind, so fällt die Ausmessung an ihnen ent- 

 entsprechend ungenauer aus. 



