188 RESUMES 
une courbe dont les ordonnées sont les valeurs de p pour les- 
quelles le minimum du produit pv a lieu, divisées par la pres- 
sion critique (39 atm. environ) et dont les abscisses sont les 
températures correspondantes absolues 9, divisées par la tem- 
pérature critique absolue (132 = — 141° C). D'après M. Wrö- 
blewski cette courbe doit être la même pour tous les gaz. 
A l’aide des valeurs de 9 et p données plus haut on trouve 
en effet une concordance, du moins très rapprochée. 
Laboratoire de physique de l'Université de Cracovie, Mai 1891. 
36. — A. W. Wırkowskt. Thermomètre électrique pour les basses tempé- 
ratures. 
La variation de la résistance électrique suivant la tempé- 
rature a été souvent employée pour la construction des appareils 
thermométriques. La Fig. 1. montre ({/; gr. nat.) une dispo- 
sition de thermomètre électrique, destiné à mesurer les basses 
Fig 1. 
températures; l’auteur a trouvé cet instrument fort utile à cause 
de sa sensibilité et de la promptitude des indications. r est un 
tube formé d’une mince feuille de cuivre, soudé à l'extrémité 
du tube étroit ce, de laiton. Un fil de cuivre épais d, recouvert 
de soie, est mastiqué à l’intérieur du tube c au moyen d’un 
mélange de caoutchouc et de résine. L’extrémité supérieure de c 
est soigneusement recouverte de ce mastic, pour empêcher la 
pénétration de l’humidité. Les bornes a, 5 en communication 
avec c et d forment les électrodes du thermomètre. Sur le tube 
r on enroule 2 ou 3 mètres d’un fil de platine, très fin (dia- 
mètre ©/,59 mm), recouvert de soie. Les bouts de ce fil sont 
soudés l’un à l'extrémité du fil d, l’autre au tube r. Enfin 
