— 298 — 



A la troisième colonne, les lettres B et H marquent la 

 position du pendule: B = poids en bas, H = poids en haut. 

 Les trois colonnes suivantes donnent les caractéristiques essen- 

 tielles de ces divers pendules. 



Mais ce sont les valeurs de A et de y B qui nous intéressent 

 plus spécialement. (Notons que nous avons pris pour le pen- 

 dule Peirce la moyenne des valeurs théoriques et des valeurs 

 expérimentales que cet auteur indique.) A et -2-B sont exprimés 

 en fraction d'oscillation et correspondent à une atmosphère 

 entière, sauf pour le pendule à Vs seconde, dont les coeffi- 

 cients sont déjà réduits à la seconde entière. Si l'on voulait 



déduire de ces valeurs de A et dcyB les parties correspon- 

 dantes du coefficient baiométrique, il faudrait donc les multi- 

 plier par le nombre de secondes par jour, et les diviser par 760. 



Defforges donne les valeurs de A et de yB en d'autres unités ; 

 nous les avons donc transformées pour faciliter la comparaison ; 

 tandis que les constantes des autres pendules sont celles même 

 données par les auteurs cités. 



L'examen de ces chitïres montre que A et ^B varient dans 



une large mesure, leurs valeurs extrêmes étant dans le rapport 

 de 1 à 7 environ ; mais par contre le rapport d'un coefficient 

 à l'autre, s'il n'est pas constant, se maintient cependant dans 

 des limites assez étroites, ce que montre bien l'avant-dernière 

 colonne. 



On remarque toutefois que les quatre valeurs de jB/A 



(marquées d'un *) correspondant aux pendules de Defforges 

 sont passablement isolées et très supérieures aux autres 

 (moyenne 0,175 contre 0,107). On serait tout d'abord tenté 

 d'attribuer ce résultat au fait que les pendules de DelTorges 

 sont d'un type spécial, avec les poids à l'intérieur du tube, 

 tandis que tous les autres pendules sont du type de Bessel, 

 avec les poids extérieurs au tube. 



Toutefois la cause principale de cette dilférence est tout 

 autre; elle provient de ce que les valeurs de A publiées par 

 Defforges ne sont pas celles données directement par l'expé- 

 rience, mais ont déjà été corrigées de l'effet de l'air enfermé; 

 elles ne concernent donc plus que l'effet de poussée et Fetfet 

 de l'air extérieur entraîné. Il y a donc lieu de faire la même 

 réduction sur les valeurs de tous les autres pendules si l'on 

 veut les comparer utilement. Or, d'après le calcul théorique 

 des diverses parties du coefficient A fait par Peirce pour les 

 deux positions de son pendule, on voit que le rapport du 



