— 305 — 



toujours Vd négliger. L'air déplacé et l'air entraîné sont, par 

 suite du gradient, à une température différente de celle au 

 point de suspension. On peut prendre / comme distance 

 moyenne approximative de cet air à la suspension. Les 



valeurs de — calculées au chapitre III sont donc incom- 

 plètes; il faut leur ajouter la correction — l- X 0,000 023 >Cb. 

 Cela revient à y remplacer partout le terme l- — par le terme 

 r- /-^ — 0,000023X9). D'ailleurs pour tous les pendules à 



^ '^ 'a 



mercure actuels, ce terme /-— est le seul important dans la 

 II ^ 



valeur de — . On voit par là que l'air ambiant a pour effet 



d'augmenter le coefficient de stratification de ces pendules 



1 1 



d'environ — de sa valeur, c'est-à-dire de —0,25 = 0,03. Or les 



8 8 



variations de gradient ne dépassent guère lo,5 de part et 

 d'autre de l'état moyen. L'effet dont il s'agit ici est donc à 

 peu près à la limite de ce que nous étions convenus de 

 négliger (effet maximum de 0^,05 sur la marche). 



On pourra donc négliger cette influence dans le calcul des 

 pendules doublement compensés ; mais il faudra tenir compte 

 de celle de l'air ambiant sur le coefficient thermique, telle 

 que nous l'avons obtenue ci-dessus. Le calcul, ainsi modifié, 

 se ferait de la même manière, et les résultats ne seraient pas 

 essentiellement différents. 



20 nCLL. soc. .«;C. NAT. T. XXXVII 



