tions D ndbrtions d'étoiles par la lune. Pion que cet 
instrument ait été restauré en 1902, sa stabilité laisse 
à désirer depuis un certain temps. J’attribue cette nT 
4 d lérioration à un visiteur qui, malgré la surveillance, SEE 
aura voulu tourner, en la poussant, la lunette déjà ‘4 
pe 
_ La lunette méridienne est encore, quant aux parties 
| optiques. en très bon état. Les parties mécaniques ER 
| _ (axe de rotation, coussinets, roulettes des contre-poids) 
sont plus ou moins usés; ce qui n’est pas surprenant 
_ après 45 ans de service presque journalier et, d’autant 
plus, qu’elle n’a subi qu’une seule réparation en 1884 
_où les coussinets furent remplacés. 
Afin d'étudier si l’abaissement continuel de l’extré- 2 
_ mité occidentale de l’axe de rotation, observé dès ? 
l'origine de l'Observatoire, a une de ses causes dans 
_ l’usure plus prononcée du coussinet ouest, nous avons, 
au mois de Mai, interverti les deux coussinets. Les É 
_ observations faites depuis lors montrent que l’incli- ; 
_naison a encore la tendance à augmenter, mais d’une Er. 
manière moins sensible. Ces observations paraissent, = 
en outre, confirmer la périodicité de sa marche ainsi Er 
que nous l’avons déjà remarqué dans notre dernier Du: 
rapport. L’inclinaison augmente dans la seconde moitié «508 
de l’année et diminue au commencement de la pre- 
mière moitié, à peu près à l’époque où l’azimut com- 
mence son mouvement estival; mais de même que s 
Vazimut, l’inclinaison n’atteint pas la valeur corres- Res 
pondant à l’époque de l’année précédente. ie 
“Tr AËTE 
20 w . 
PC we x h Du NU) T'AS 
nt a D Clos PRE PE PS PT 
