ie 6 LA é ë C 
28 pièces dont la compensation était insuffisante; 
7 pièces dont la différence des marches au commence- 
ment et à la fin des épreuves était trop forte; 
5 pièces qui n'étaient pas suffisamment réglées au 
temps moyen ; 
7 pièces dont le réglage concernant les positions n’était 
pas réussi; 
2 pièces qui se sont arrêtées pendant les épreuves 
sans cause connue. 
D’après ces chiffres nous constatons que les chro- 
nomètres échoués aux épreuves thermiques constituent 
de nouveau un fort contingent des chronomètres ren- 
voyés sans bulletin; ce sont surtout les marches à = 
la température de 4° C. qui s’écartent le plus sou-" 
vent des marches aux autres températures. Relevons 
à cette occasion le fait que 9 chronomètres réglés par 
le même régleur ont dû être renvoyés parce qu’ils 
montraient à la glacière le défaut que je viens d’indi- 
quer. 
Afin de se rendre compte dans quelle mesure les 
pièces échouées se répartissent aux différentes classes 
d'épreuves nous avons établi le tableau suivant: 
‘58 
