RES ES 
Suivant le règlement les chronomètres de poche 
restent, après les épreuves thermiques proprement 
dites, pendant un jour à l’étuve dans la position ver- 
ticale. KE 
Les variations des marches du plat au ei à la 5 
température de 82° sont pour les chronomètres de 
poche 
de I° classe + 1°,72 
ESS ETES 
tandis que les variations des marches du plat au pen= 
du à la température de la salle (17°) étaient 
I° classe + 15,43 
MPOSSIUS EEE 
Quant à la différence des marches avant et après 
les épreuves thermiques nous trouvons les mêmes 
chiffres que l’année précédente, savoir: 
1904 | 1903 | 
ae me # 
Pour les chronomètres de poche de 
T° classe. | 1:00 | O 96. 
II° classe . | 0,77 | 0,76 
Parmi les 191 chronomètres de poche il y en avait 
95 qui ont pris du retard après les épreuves thermiques, 
92 qui avançaient et 4 qui avaient conservé la même 
marche avant et après ces épreuves. 
Les chronomètres ayant subi les épreuves de DITS 
classe nous donnent comme différence entre la marche" 
diurne à l’étuve dans laquelle les chronomètres. se 
trouvent dans la position verticale, et la marche 
