RATE VE 
treur placé dans l’intérieur de la glacière. Le séjour 
plus ou moins prolongé de l’observateur dans les com- 
partiments pendant les observations n’altère pas la 
température d’une façon appréciable. 
La température est maintenue constante par une 
circulation continuelle de l'air. La partie supérieure 
du réservoir de glace qui se charge depuis le jardin 
par une ouverture pratiquée dans le mur est en com- 
munication avec la salle. L’air arrive dans le réser- 
voir par des canaux, passe par les intervalles entre 
les blocs de glace et pénètre par la partie inférieure 
dans le premier compartiment (4°). A mesure que 
Pair y monte, il est repris en grande partie par la 
circulation générale, l’autre partie est conduite par 
des canaux dans le second compartiment (11°). Gelui- 
cl est en communication avec la salle par des ouver- 
tures qu’on peut fermer à volonté au moyen de peti- 
tes plaques tournantes. En ouvrant les canaux on 
active la circulation de Pair, ce qui fait baisser la 
température par l’affluence de l'air froid. On a donc 
un moyen très simple de régler la température dans 
l'intérieur des compartiments. Les portes d’entrées de 
ceux-ci s’ouvrent dans un petit couloir dont la tempéra- 
ture varie entre 11° et 149, suivant la saison. Les chrono- 
mètres sortant de la glacière restent pendant quelques 
heures dans ce couloir pour éviter le dépôt d'humidité 
sur le mouvement et pour atténuer l’influence du brus- 
que changement de température. La comparaison des 
chronomètres se fait dans les compartiments au moyen 
de compteurs à secondes. Les compartiments sont 
bien isolés entre eux et contre l’extérieur par une 
cl HER à tir de 
