CAN) LE 
Quant aux instruments de l'Observatoire aucune 
modification ou réparation n’a été faite pendant l’exer- 
cice écoulé. 
L’exécution du testament de feu M. Hirsch ayant été 
ajournée, la commande de la lunette photographique 
n’a pas encore été faite. À 
La lunette équatoriale à été utilisée pour l'exécution 
du programme que nous avons indiqué dans un des 
rapports précédents. 
Les parties optiques de la lunette méridienne sont 
toujours en bon état et elle pourrait servir encore 
longtemps comme instrument de passage pour les 
déterminations de l'heure si les autres parties de 
instrument n'étaient pas fort usées. Une réparation 
devient par ce fait toujours plus urgente si lon veut 
assurer aux déterminations de l'heure toute l’exacti- 
tude nécessaire et éliminer une source d'erreurs qui 
existent, mais dont on ne peut tenir compte dans le 
calcul parce qu’elles échappent aux observations. La 
lecture du niveau à bulle d'air pendant les observa- 
tions dans les deux positions, objectif Nord et objectif 
Sud, accuse quelquefois un changement de position de 
la lunette sans qu’il soit possible d’en trouver exacte- 
ment la cause. La lunette ne tourne pas assez libre- 
ment dans les coussinets et sur les roulettes des con- 
tre-poids. 
L'erreur de collimation de l'instrument méridien est 
toujours très constante ; ses valeurs extrèmes étalent 
05,17 et +0,26. 
L'inclinaison de l'axe de rotation de l'instrument 
contre l'horizon a, paraît-il, complètement changé son 
