RE pe VER 
Nous constatons de nouveau qu’au mois de février 
la variation de la marche de la pendule Hipp est très 
forte et que les perturbations ont coïncidé avec la 
visite d’une école de notre ville à PObservatoire. Cette 
coïncidence confirme ce que nous avons déjà relevé 
dans notre dernier rapport: la colonne portant l’équa- 
torial et à laquelle la pendule de Hipp est suspendue, 
n’est pas suffisamment isolée du plancher de la cou- 
pole. C’est un grave inconvénient qui amoindrit beau- 
coup les excellentes qualités de notre pendule de 
haute précision. 
Les pendules sont les instruments fondamentaux de 
PObservatoire et leur bon fonctionnement a sa réper- 
sussion sur l’exactitude de nos services pratiques. Il 
est donc d’autant plus regrettable que la construction 
d’un local spécial où nos horloges seraient à Pabri 
des perturbations comme celles que nous venons d’in- 
diquer, ait été ajournée et que MM. les exécuteurs 
testamentaires de feu M. Hirsch ne se soient pas laissés 
inspirer par la nécessité d'établir un local plus con- 
forme à nos besoins actuels. 
La pendule de Winnerl a été utilisée dès le mois 
de janvier (au même titre que Hipp et Riefler) à l’interpo- 
lation des états des pendules, en prenant pour coefficient 
barométrique la valeur provisoire +-0$,016 déduite des 
observations de 1904. On voit dans le tableau suivant 
que sa marche a été très régulière pendant les mois 
où la pression atmosphérique a la tendance à se 
maintenir plus longtemps à la même hauteur. Voici 
les marches et les variations de notre troisième pen- 
dule de précision: 
