DRE PT UE 
pièces plus rigides avaient été substituées aux lamel-" 
les qui ne donnaient pas les résultats attendus. 
Malgré l’augmentation du travail après l'adaptation 
du contact à secondes, la pendule Perret a continué 
à bien marcher. La variation la plus faible a été cons- 
tatée au mois de mai, savoir +(0°,036. Ces constata- 
tions prouvent que le contact à secondes seul, sans 
courant électrique, n’a pas d'influence sur la marche 
de la pendule. Lorsque nous avons commencé les 
essais avec un compteur à secondes actionné par le 
contact au moyen du courant d’un petit accumulateur 
de 5 amp.-heures, la marche de la pendule devenait 
irrégulière chaque fois que le compteur fonctionnait. 
Les fortes variations diminuaient une fois l’accumula- 
teur remplacé par des piles Meidinger. La même 
observation a déjà été faite il y a deux ans dans la 
marche de la pendule de Hipp, lorsque nous avions. 
remplacé pendant quelque temps les piles des comp- 
teurs par un accumulateur. 
A partir du mois d'août les compteurs furent défini- 
tivement installés et fonctionnent chaque jour plus ou 
moins longtemps suivant le nombre des chronomètres 
à comparer. Depuis lors la pendule Perret n’a plus 
repris sa marche régulière et ses variations diurnes 
sont plus fortes quand les compteurs doivent fonction- 
ner plus longtemps. 
La transmission de l'heure aux stations horlogères 
des cantons de Neuchâtel, de Vaud, de Berne, ainsi 
qu’au Bureau central des télégraphes à Berne a été 
régulièrement faite tous les jours. Le 25 août le signal 
n’est pas parti par suite d’un dérangement dans les 
los tit nés ié DRE DÉS SES D Éd nn cé 
