25 -1HRER RS 
Parmi les chronomètres de poche il y. avait 62 
(64 °/;) chronomètres de Ie classe et 28 (129%/,) chrono- 
mètres de II° classe qui ont eu des balanciers Guil=- 
laume. 
Le tableau suivant contient encore quelques détails 
concernant le balancier acier-nickel : 
| Reprise | Nombre de 
| Coeffi Erreur de chronom. 
| 0811- |moyenne| marche | ayant pris 
| cient | dela | après après les 
| ther- |compen-| les | épreuv. therm, 
| 
mique | sation lépreuves du |del'a- 
| therm. | retard | vance 
ÉCÉAE ES SNS 
Chronom. de poche l° CI. |: | 
Balancier Guillaume | 62} 0,044 | 0,30 | 0,71 | 37. 
> ordinaire | 35| 0,055 | 0,88 | 0,88 | 20 | 15 
Chronom. de poche I° CI! | | | 
Balancier Guillaume | 28| 0,070 | 0,43 | 0,81 | 19 9 
> ordinaire |205| 0,084 | 0,93 | 0,91 | 71 | 128 
Nous complétons nos indications statistiques sur la 
compensation des chronomètres en les rangeant, 
comme dans les derniers rapports, en quatre-groupes. 
Le premier groupe comprend les chronomètres qui 
sont compensés pour les trois températures. 
Dans le second groupe nous réunirons les chrono- 
mètres dont les variations de marche sont proportion- 
nelles aux variations de la température. 
Les chronomètres qui sont compensés pour les deux 
températures extrêmes forment le troisième groupe. 
