RESUMES 193 
ist, mit der Vene verbunden, so kann das Manometer ent- 
weder als gewühnliches Sodamanometer fungieren, wenn näm- 
lich der Hahn offen ist, oder aber bildet es bei geschlossenem 
Hahne ein Luftmanometer, in welchem der Druck nach dem 
Mariotte’schen Gesetze leicht berechnet werden kann. 
Nun besteht aber der wichtigste Vortheil bei Anwendung 
dieses Manometers darin, dass kein noch so minimaler Theil 
des Druckes zur Bewegung einer Schreibvorriehtung verbraucht 
wird, da die Schwankungen des Manometers auf einem fort- 
laufenden, lichtempfindlichen Papierstreifen photographiert wer- 
den. Zu diesem Zwecke befindet sich das Röhrehen des Ma- 
nometers in einer mit einem verschieden weit verstellbaren 
Spalt versehenen Metalleinfassung, die vor einer entsprechenden 
photographischen Kammer angebracht ist. In Folge der Ab- 
lenkung, welche die den Spalt und das Manometer passierenden 
Lichtstrahlen an dem concavem Meniskus der Flüssigkeit er- 
leiden, wirft derselbe auf die rückwärts an der Kammer be- 
findliche matten Glasscheibe, eventuell nach Ersetzung der- 
selben durch die entsprechende Cassette, in welcher ein licht- 
empfindliches Papier mit Hilfe eines Uhrwerkes in Bewegung 
gesetzt werden kann, auf das Papier einen Schatten. Wurde 
noch vorher die Flüssigkeit des Manometers leicht mit einem 
die ehemisch wirksamen Strahlen absorbierenden Farbstoff ge- 
färbt, so entstehen auf dem Papiere um so deutlichere Photo- 
gramme, die den Stand der Flüssigkeit im Manometer genau 
bezeichnen. Die Entwicklung der Negative und die nachherige 
Copierung geschieht in der üblichen Weise. 
Mit dem eben kurz geschilderten Manometer hat Ver- 
fasser eine Reihe von Versuchen an Hunden angestellt, um die 
Druckverhältnisse im normalen Zustande, wie auch bei ge- 
wissen künstlich hervorgerufen pathologischen Veränderungen 
zu studieren. Um die gleichzeitige Bestimmung des Arterien- 
druckes zu ermöglichen und die Curve desselben auf demselben 
Papiere mit dem Venendrucke zu erhalten, traf Verfasser noch 
folgende Vorrichtung. Das freie Ende eines Ludwig’schen 
Quecksilber-Manometers, das mit einer Arterie in Verbindung 
