196 RÉSUMÉS 
gläsernen benützte Metallgefäss konnte viel umfangreicher sein 
und erlaubte gleichzeitig die Expansion von beträchtlich höhe- 
ren Anfangsdrucken auszuführen, 
was insgesammt die Expansion be- 
deutend erfolgreicher machte, und 
zur Genauigkeit der Temperatur- 
messung im Augenblicke der Ex- 
pansion viel beitrug. 
Die beifolgende Zeichnung 
(Fig. 1.) stellt den Querschnitt des 
zur Temperaturbestimmung des 
Wasserstoffes im Expansionsau- 
genblicke dienenden Apparates 
dar. a ist ein auf 220 Atm. Druck 
erprobtes Stahlgefäss, in welchem 
sich der aus Ebonit oder Glimmer 
verfertigte Träger d, sammt dem 
um ihn gewundenen Platindraht, 
befindet. Fig. 2 stellt die horizon- 
tale Projection des Trägers dar. 
Die Dimentionen der Zeichnung 
entsprechen °/, der natürlichen 
Grösse. Das eine Ende des Pla- 
tindrahtes ist an das kupferne 
Röhrchen c angelöthet, welches 
durch den oberen Theil des Ge- 
fässes a herausragend, mit einer 



Klemmschraube d versehen ist; 
das zweite Ende des nämlichen 
Platindrahtes ist an das untere 
Ende des isolierten Kupferdrahtes 
e angelöthet, welcher, in das Röhr- 

Kio. de 
chen 7 fest eingekittet, durch das- 
selbe durehgeht, und oben gleichfalls mit einer Klemmschraube 
d versehen ist. 
