198 RÉSUMÉS 
in einer drei Liter fassenden eisernen Flasche unter einem 
Drucke von 170 Atm. befindet. Der untere Theil des beschrie- 
benen Apparates taucht in flüssigen Sauerstoff, dessen Tempe- 
ratur durch Evacuieren bis zu —210° erniedrigt werden kann; 
der Kautschukstöpsel % dient zur Befestigung des Apparates 
in dem oberen Deckel des Sauerstoffbehälters. Die Drähte 44 
dienen zur Einschaltung des ganzen Messapparates in eine 
Wheatstone’sche Brücke, zum Zwecke der Widerstandsbestim- 
mung des um den Träger gewundenen Platindrahtes. Zum 
Messen des Widerstandes gebrauchte Verf. den schwachen Strom 
eines einzigen Leelanch&-Elementes, und schwächte ihn noch 
durch Einschaltung eines 1000 Ohm betragenden Widerstandes; 
hiedurch vermied er die erwärmende Einwirkung auf das 
Platinthermometer, welche sich ohne Einschaltung des äusseren 
Widerstandes unverkennbar zu bemerken gab. 
Der Verlauf des Versuches war folgender: 
Um die Abhängigkeitscurve der Widerstandsänderungen 
des Platinthermometers von den mittelst eines Wasserstoffther- 
mometers gemessenen Temperaturänderungen aufzeichnen zu 
können, tauchte Verf. den ganzen beschriebenen Apparat der 
Reihe nach in schmelzendes Eis, in ein Gemisch von fester Koh- 
lensäure mit Aether, in flüssigen Sauerstoff unter atmosphäri- 
schem Drucke und zuletzt in solehen unter vermindertem 
Drucke von 15 mm Quecksilber, und bestimnite die Wider- 
stände des Platinthermometers in den niedrigen Temperaturen: 
O0, — 78,20, — 182,5°, — 208,5°, die mit einem Wasserstoffther- 
mometer gemessen wurden. Es soll jedoch nicht unerwähnt 
bleiben, dass die Temperatur des Kältegemisches von Aether 
und fester Kohlensäure nur dann constant ist (—78,2°%), wenn 
das Gemisch im Überschusse aus Kohlensäure besteht und 
eine butterartige Consistenz zeigt; sobald nur Aether sich an 
der Oberfläche abzuscheiden anfängt, steigt auch allmählich die 
Temperatur des Gemisches. 
Die Widerstandsänderungen aller drei in des Verf. Versu- 
chen gebrauchter Platinthermometer waren vollkommen pro- 
