290 RÉSUMÉS 
52. — A. Wırkowskı: ,,0 wlasnosciach termodynamicznych powietrza“. 
(Proprietés thermodynamiques de Vair atmosphérique). 
Ce mémoire doit être considéré comme la suite des re- 
cherches sur la dilatation thermique et sur la compressibilité 
de l'air, présentées à l’Académie, en 1891 1). Il contient une 
relation détaillée des expériences et des calculs, portant sur 
la chaleur spécifique de l’air et ses variations. 
1. Méthode calorimétrique et description 
de l'appareil. Ayant en vue la détermination de la cha- 
leur spécifique aux températures très basses, l’auteur a modi- 
fi& en quelques détails le calorimetre à eau, employé dans un 
but semblable par M. M. Régnault et E. Wiedemann. La 
quantité de gaz est mesurée directement par la balance; à cet 
effet on comprimait l’air pur et desséché dans des flacons ré- 
sistants, en acier ou en cuivre, jusqu'à 80—100 atmospheres. On 
employait des masses d’air, variant de 13 à 60 grammes. Pour 
éliminer l'influence des variations de température que le gaz 
éprouve en passant de la chaudière (réfrigérant) au calorime- 
tre, on mesurait directement la température de l’air à l'entrée 
au système des tubes plongés dans l’eau du calorimètre. Pour 
ces mesures on s’est servi d’un couple thermoélectrique, com- 
posé de fils très fins, en cuivre et nickel. On obtient ainsi la 
petite différence des températures du gaz et de la chaudière 
(réfrigérant), tandis que la température de cette dernière est de- 
terminée au moyen d’un thermomètre à hydrogène. Pour ob- 
tenir la température exacte du courant de gaz, à l'abri des 
radiations des corps environnants, l’auteur a fait usage d’un 
principe, appliqué dans les thermomètres-frondes et dans la 
methode thermométrique dite „d’aspiration“. 
L'appareil se compose de deux parties indépendantes: 
le calorimètre avee son enveloppe, et la chaudière jointe au 
1) Voir ce Bulletin, Mai 1891. 
