299 RÉSUMÉS 
système des tubes métalliques, où a lieu l’égalisation des tem- 
pératures du gaz et de l’eau. La fig. 1 et 1, en montre la 
disposition : 
k, calorimètre en argent; volume: 250 em; poids: 98,310 gr; 
z, son enveloppe à double paroi, contenant de l’eau, iso- 
lée à l’extérieur par une couche de coton et de papier; 
M, agitateur et sa tige, dont le mouvement est entretenu 
par un pendule; 
T, thermomètre à 0'02°, comparé au thermomètre nor- 
mal à hydrogène; A, trembleur électrique; 
t, Ü, thermomètres secondaires; 
D F, tube en laiton, livrant passage au couple thermo- 
électrique, fermé en # à la glue-marine; 9, petit réservoir à 
eau, pour protéger le ciment contre le froia; 
A, B (fig. 1a), soudures du couple; 
W, thermomètre à hydrogène: 
S, système de tubes en argent, remplis de fil en argent 
très fin et comprimé: 
C, tube en verre, à mince paroi, joignant DFetS, 
collé en D à la colle de poisson, en 8, à la cire; 
s, (fig. 1a) tube en argent, très mince et hautement poli, 
destiné à transmettre le gaz de D à S, joint à la flanche r, 
également en argent; à cause de la conductibilité de l'argent 
la température de s diffère très peu de celle de la chaudière; 
à son extrémité inférieure on voit la soudure B, du couple 
attaché au moyen d’un fil de cocon à une mince traverse 
d'argent poli, soudée à l’orifice de s, et destinée en même 
temps à protéger la soudure contre le rayonnement de 5; 
p, serpentin en cuivre, 1 m de longeur, d’un diamètre 
intérieur de 2 mm environ, communiquant, d’une part avec 
l'intérieur de D F, par l’orifice w, d’autre part (par un tube 
épais de caoutchouc), avec: 
P', ou sont joints les flacons contenant l’air comprimé, 
et avec: 
N, conduisant à un manomètre à mercure, de construc- 
tion simple: 
