52 
rons le point M entre les deux eylindres et fixons de quelque ma- 
nière que ce soit les directions MP, MQ formant un angle de 45° 
avec le rayon ». D'après la théorie précédente, les axes optiques 
du liquide M P', M Q' doivent être situés comme l'indique la figure, 
si le sens de la rotation du cylindre intérieur est contraire A celui 
dans lequel tournent les aiguilles d’une montre. 
Nous aménagions l’experience de manière qu'il füt possible de 
tourner les deux nicols croisés autour d’un axe mené par le centre 
du champ de vision. Au commencement de l'expérience, lorsque le 
liquide est encore en repos, nous plaçons les sections principales 
des nicols parallèlement aux directions MP, MQ. Le champ de 
vision. noir au commencement, s'éclaireit par suite de la rotation 
du liquide. En tournant les nicols, dans le sens contraire à celui 
du mouvement, d’un angle plus petit que 45°, on peut rétablir l’obs- 
curité du champ de vision. Soit @ cet angle PMP. L'angle « 
mesure la déviation des axes optiques de la position MP, MQ. 
c'est-à-dire de la position qui fait un angle de 45° avec le rayon r 
La connaissance de l'angle @ suffit pour calculer l'angle x dans 
l'équation 3). Dans la méthode de Kundt le point M est un ma- 
ximum d’obseurite lorsque les sections des nicols immobiles sont 
parallèles aux directions MP’, M @'. Nous avons done: 
x=45+a 
(4) ct 2y — — 192 a 
On peut rendre cette méthode plus sensible par linterposition entre 
les deux nicols d’une lame de quartz double (de Bravais) solidaire 
avec les nicols et formant avec leurs sections principales un angle 
de 45°. La lame exécute évidemment les mêmes rotations que les 
nicols. Dans la position dans laquelle les sections principales des 
nicols sont parallèles aux axes optiques du liquide, la couleur de 
la lame est uniforme. Dans chaque position différente, elle présente 
deux teintes différentes. Lorsqu'on opère avec la lumière blanche 
et lorsque le liquide est incolore, la teinte de passage de la lame 
est violette, On peut alors déterminer la position des axes optiques 
du liquide avec une exactitude d’un degré environ. Dans le cas 
des liquides colorés. l'exactitude n’est pas aussi grande. D'ailleurs 
l'introduction de la lame ne modifie nullement la signification de 
l'angle «. 
L'appareil que nous avons construit pour faire ces observations 
