520 
EUR 1: 2 f 
la direction principale de la lame Z notamment avec celle qui for- 
me l'angle À avec le polariseur. 
Pour l’analyseur elliptique, nous prendrons l’analyseur à pénombre 
2 À À 
de Cornu lié constamment avec une lame 2) Cet appareil peut en 
effet révéler de très petites traces de polarisation elliptique. On 
peut s’en convaincre par le calcul suivant. 
Nous supposons que l’une des directions principales (0v) de la 
lame 2 coïncide avec le plan bisseeteur de l’angle (2«) formé par 
4 
les directions des vibrations (I. II) des deux nicols dans le biprisme 
de Cornu. 
Nons admettons qu'une lumière elliptique tombe sur notre ana- 
lyseur et que le grand axe de l’ellipse fait l’angle e avec la di- 
rection (ou) de la lame. 
Fig. 6. 
Les intensités de la lumière dans les deux moitiés du champ 
de vision seront alors: 
1) Cet appareil pourrait être remplacé par un nicol ordinaire lié avec la 
À as Re 5 
lame 4 double, c’est a dire avec la lame dont les deux moitiés ‘auraient les 
directions principales orientées perpendiculairement. Ces dernières devraient for- 
mer avec les directions du nicol un petit angle «. 
