318 



des couleurs d'interférence ne soit pas identique dans ce cas à celui 

 des couleurs ordinaires. 



Il est facile de se rendre compte de cette différence des spec- 

 tres en question en suivant la théorie rigoureuse du compensateur 

 de Babinet donnée par M. Voigt ^) qui. le premier, a tenu compte 

 des l'éflexions intérieures sur les surfaces des prismes. La diffé- 

 rence de marche qui résulte de cette théorie se rapproche d'autant 

 plus de celle qui convient à une lame unique, que l'indice de ré- 

 fraction du milieu environnant diffère moins de celui des lames et 

 que l'épaisseur de ces dernières augmente ainsi que leur distance. 



Dans notre dispositif, l'épaisseur totale des trois lames excé- 

 dait 4 mm. et il en était de même de la somme de leurs distan- 

 ces. Il semble que, sous ce rapport, nous nous sommes placés dans 

 des conditions favorables. En effet, le compensateur ayant été tout 

 entier plongé dans l'essence d'anis dont l'indice (1.548 — 1,557 pour 

 D) diffère très peu de ceux du quartz (1,544 et 1,553 p. D) '■'), les 

 spectres en question ne différaient plus de ceux des couleurs d'in- 

 terférence ordinaires. 



Ainsi, la superposition des lames épaisses équivaut à peu près 

 complètement, vu les restrictions ci-dessus, à une lame unique. Il 

 ne sera pas cependant inutile de remarquer que. tandis qu'une lame 

 unique est très peu sensible, quant à sa coloration, à une petite 

 déviation des rayons de la normale, par contre l'ajustement de la 

 lame composée doit être très exacte à cet égard. Notre compensa- 

 teur devait donc être monté d'une manière invariable par rapport 

 à l'appareil de polarisation et à la direction des rayons pour que sa 

 graduation pût avoir quelque valeur. 



'à. L'appareil de polarisation (voir la figure adjointe) se com- 

 posait dans notre arrangement de deux grands niçois (P, A), éloignés 

 l'un de l'autre de 20 cm. Leurs montures, précisément conaxiales. 

 étant placées dans des parois métalliques (p, a) tout à fait rigides 

 sur une base commune, ne permettaient qu'une rotation des niçois, 

 qu'on pouvait lire en minutes à l'aide d'un vernier (n). Une boîte 

 plate (b) soudée à la paroi (a) était remplie d'essence d'anis 



') W. Voigt „Über die Verzögerung', welche beim Durchgaoge des Lichtes 

 durch eine Platte eintritt und über einige darauf gegründete Apparate". Wiedem. 

 Annalen d. Phys, u. Chem. 1884. Kd. XXII, p. 226 et 236. 



-) Kecueil de donnt'es numériques publié par la Soc. française de Physi- 

 que; Optique, 1 et II fasc. Paris, 1899. 



