320 



qu'on changeait souvent, en prenant soin qu'elle fût toujours claire 

 et complètement incolore. Une cassette métallique (c), por- 

 tant le compensateur de Biot qui y était plongé, reposait sur 

 le fond de la boîte et était fixée à la paroi (a). Des deux lames 

 de quartz prismatiques (i, m) placées dans la cassette, l'une (i) était 

 attachée d'une manière fixe à la paroi (r) de cette dernière, l'autre 

 (m), c'est-à-dire la lame mobile, était enchâssée dans un cadre (t), 

 glissant le long de l'autre paroi (s) de la cassette à l'aide d'une vis 

 (v) micrométrique, pourvue d'un cercle divisé (e). Enfin, à l'exté- 

 rieur de la paroi (s) on a attaché la lame plane (Ij de quartz. 



Le champ du compensateur a été limité par deux fentes rect- 

 angulaires égales (1) et (2) de dimensions 5 mm et 2 mm. La 

 teinte du champ ainsi limité était en effet parfaitement uni- 

 forme, la différence de marche optique ne variant d'un bord à 

 l'autre que de 1 [jv. '). (La constance parfaite de cette dernière est 

 très difficile à réaliser à cause des difficultés techniques que l'on 

 rencontre dans la préparation des lames cristallines). 



La fente spectrale (0) très étroite et bien symétrique 

 par rapport aux fenêtres (1, 2) et à l'axe des niçois était 

 fixée à un grand écran métallique (S) à une distance de 10 cm 

 de l'analyseur (A). 



L'analyseur était fixé dans une position telle que sa direc- 

 tion de vibrations fît un angle de 45' avec celles du compensa- 

 teur. Les deux positions principales du polariseur (P) étaient mar- 

 quées de manière qu'on pût les changer aisément et vite, même 

 dans l'obscurité. 



Durant toutes les obsei'vations. on prenait toutes les précau- 

 tions possibles pour que le faisceau de lumière sortant du polari- 

 seur tombât bien symétriquement sur la fenêtre (1). C'est par là 

 que l'on garantissait la direction invariable des rayons 

 par rapport au compensateur et par suite l'invariabilité de la 

 graduation du compensateur en longueurs d'onde. La p a r a 1 1 é- 

 lisme des ravons était en outre assuré par une distance suffisante 

 des niçois, de la source lumineuse (au moins 1 m) de l'oeil et de 

 la fente spectrale, ainsi que par l'étroitesse des fentes. 



J'observais les teintes de deux manières. Le plus smivent je 



') Dans des liiuies jjrismatiques ordinaires la difl'c'rence de marche Tarie 

 de 60 — 1"20 a|J. sur 2 mm ou même beaucoup plus. 



