620 



nach dem Beginn der Expansion, und die Menge der verflüssigten 

 Luft Ijeträgt etwa 1 Liter in einer Stunde beim Verbrauch von 

 sechs Pferdeiiräften. Ln Linde'schen Apparate (kleinstes Modell) 

 beginnt die Verflüssigung im besten Falle 'j nach 2 bis o Stunden. 

 Bevor also im Linde'schen Apparate die Verflüssigung- beginnt, 

 kann man mittels des H a mp son' seh en 2 bis 3 Liter flüssiger 

 Luft erhalten. 



Aus dem Obigen geht hervor, dass für gcvvi'ihnliche Zwecke, 

 wenn es sich z. B. um Verflüssigung von 3 bis (i Liter Luft pro 

 Tag handelt, sich der Hampson'sche Apparat ausgezeichnet eignet. 

 Die von mir cunstruierten und unten beschriel)enen zwei Luftver- 

 flüssigungs-Apparate, die als Modificierungen des H a m p s o n' sehen 

 Apparates anzusehen sind, eignen sich besonders in folgenden Spe- 

 cialfällen: der erste in dem Falle, wo es sich darum handelt, in 

 derselben Zeit, beim Gebrauche desselben Compressors und derselben 

 motorischen Kraft, die doppelte Menge von flüssiger Luft zu er- 

 halten, als es mittels des H am p son' s ch en Apparates möglich 

 ist; der andere, welcher sehr klein und von sehr einfachem Bau ist, 

 zur Demonstration der Verflüssigung widirend einer Vorlesung. 



Apparat zur I>arstelluiig- von j;rösseren Meiijjru lliissiger I^iift. 



Der in Fig. 1 abgebildete Apparat besteht aus 3 Theilen: 

 aus zwei H arapso n' sehen Regeneratoren gg und i/;. die in pas- 

 senden Blechgefässen untergebracht sind, sowie aus dem Kühler ee, 

 welcher zur Aufnalime des Kühlungsmittels dient. Die Luft gelangt 

 aus dem Compressor durch einen Hochdruckreiniger. welcher mit 

 Kalihydratstücken gel'iillt ist. mittels der Kupferriihre a in den Re- 

 generator hJ), welcher aus zwei Kupferrühren Cj und Co besteht, die 

 parallel auf einem cylindrischen Holzstab aufgewickelt sind und die 

 Spirale hh bilden. Die oberen Enden dieser Röhren sind mittels d^ 

 mit dem Schlangenrohre //' verbunden, welches sieh in dem Blech- 

 gefässe ee befindet; dieses Gefäss wird mit dem Kcjhlensiiure-Aether- 

 Gemische angefüllt. Aus dem Kühler gelangt die Luft durch die 

 Röhre d., in den zweiten Regenerator, der ebenfalls aus zwei Kupfer- 

 riihren h-^ h., besteht, die um eine Neusilberröhre gewickelt sind. 

 Die unteren Enden dieser Röhrchen Aj h., sind mit dem Ventil i ver- 



') Der .Aiipurat versagt zuweilcu jjäiizlich. 



