623 



de'schen Verflüssigers s^ebraucht wird; derselbe Compressor t'iinc- 

 tioniert nur scliwacli wegen seiner speciellen Construction, welehe 

 der zweistufigen Expansion angcpasst ist, und kann derselbe in Ver- 

 bindung mit dem gewidiniichen zur Verflüssigung der Luft dienenden 

 Hampson'schen Appai-ate nicht verwendet werden. 



Vorlesuiigsapparat zur Demonstration der A'erttüssigiing der Luft. 



Der in Fig. 3 dargestellte Apparat zeichnet sieh durch einen 

 so einfachen Bau aus, dass wenige Worte ausreichen, um seine 

 Construction und seinen Gebrauch zu erklären. 



Auf einem hölzernen Gestell ist ein Vacuumgefäss ee befestigt, 

 welches im oberen. Theile bis zur Höhe des Expansionsventils c ver- 

 silbert ist; der untere Theil ist durchsichtig. In diesem Gefässe 

 befindet sich ein Ha m pson'sche r Regenerator bh, welcher aus 

 zwei dünnen Kupferrr>hren M besteht. Die.selben sind um eine Neu- 

 silberri'ihre gewickelt und mittels dieser au der ]\Iessingplatte kk befe- 

 stigt. Die unteren Enden des Regenerators sind mit dem Expansions- 

 ventil c verbunden, welches mittels des Griffrades d reguliert werden 

 kann. Der Regenerator hh ist mit dünnem Flanell so umwickelt, 

 dass er mit leichter ReÜDung in das Vacuumgefäss ee hineingeschoben 

 werden kann. Die Schrauben kk dienen zum Befestigen des Rege- 

 nerators an dem hölzernen Gestell. Mittels des Ri'ihrchens a ist der 

 Apparat mit einem Metallmanometer und einer Stahlflasche von 

 etwa 13 Liter Inhalt verbunden, welche trockene, von Kohlendioxyd 

 freie Luft unter 200 Atm. Druck enthält. Die von mir angewen- 

 deten Flaschen haben stärkere Wände als die gewöhnlich im Handel 

 vorkommenden; dieselben wurden auf einen Probedruck von 300 

 Atm. geprüft. Nach dem Offnen der Stahlflasche wird die Expansion 

 mittels des Griffes d so reguliert, dass der Druck in der Flasche 

 im Verlaufe von 5 Minuten von 200 Atm. auf etwa 90 Atm. sinkt. 

 Die expandierte Luft entweicht aus dem Ventil zwischen den Win- 

 dungen des Regenerators hindurch und gelangt in die Atmosphäre 

 mittels der Rr)hre /'. Verfährt man wie oben beschrieben, dann 



') Der äussere Durchmesser der Kupferröhren betrüg-t 2'5 mm., der innere 

 1'6 mm.. Länge einer jeden Kiihre 22 Meter, Durchmesser der Wickelung- 50 mm., 

 Höhe der Wickelung 24 cm., Gewicht des Kegenerators sammt Ventil und Messiug- 

 platte M- = 1,600 g. 



