626 



vers in ihren Versuchen mittels Dampfdruelverniedriguni;- der ver- 

 flüssifften Luft angewendet wurde, nicht unumgän"'lich ist. 



In meinen Versuchen wandte ich zur Abkülilung des Wasser- 

 stoffs flüssige Luft an. welche unter g-ewiihnlichem Druck siedete, 

 und dadurch wurde der Gebrauch einer Luftpumpe wahrend des 

 Versuches überflüssio'; hierin besteht die eine Vereinfachung des 

 Apparates und des Verflüssigungsvorganges. Eine andere Verein- 

 fachung besteht in der Ausschliessung des Aljkühlens mittels des 

 Kohlensäure- Aether-Gemisches; die dritte Vereinfachung, oder eigent- 

 lich Erleichteruno: der Verflüssigung: besteht in einer sehr bedeu- 

 tenden Verkleinerung der Meno:e der flüssigen Luft, welche zum 

 Kühlen nöthig ist. Wilhrend der Travers' sehe Apparat etwa 

 8 Liter flüssige Luft zu diesem Zwecke erfordert, erheischt der 

 unten beschriebene Apparat zum Verflüssigen von etwa 200 bis 

 300 ccm. Wasserstoff nur ca. drei Liter flüssige Luft, die im Hamp- 

 s on' s eben Apparate binnen 3—4 Stunden darzustellen sind. 



Diese bedeutende Luftersparnis wurde erzielt, indem zwei 

 Hampson'sche Regeneratoren angewendet wurden, deren einer 

 zum Zurückhalten und gänzlichen Ausnützen der Kälte (sit venia 

 verbo) der flüssigen Luft, die zum Abkühlen des Wasserstoffs ge- 

 braucht wird, der andere das-e'jen zur Ausnützvmg der Kälte des 

 exjjandierten, aber noch nicht verflüssigten Wasserstoffs dient. 



Der in Fig. 4 und 5 abgebildete Apparat besteht aus drei 

 Theilen: aus dem eigentlichen Verflüssiger y/y und aus den beiden 

 erwähnten Regeneratoren b und c. Der Verflüssio:er ist wieder aus 

 zwei Theilen zusammengesetzt: aus dem Regenerator //' und dem 

 Kühler ee. Ein Bleehrohr dient zum Befestigen des Verflüssigers 

 an dem hölzernen Boden der Kiste, in welcher der ganze Apparat 

 untergebracht und mittels Wolle sorgfältig bcjiackt ist, — sowie 

 zum Abdichten des Vacuumgefässes tr, welches den Regenerator 

 ff' und den Kühler ee umgiebt. mittels eines Kautschukringes und 

 einer entsprechenden Mutter xx. Um den VerflUssiger abzukühlen, 

 giesst man flüssige Luft in den Kühler ec mittels der Röhre pp 

 hinein; die kalte, gasförmige Luft, welche dabei aus dem Kidiler 

 entweicht, gelangt mittels der Röhre t in den Regenerator (\ kühlt 

 dessen oberen Theil ab und entweicht nach aussen durch die Röhre 

 u. Um den Regenerator ff' abzukühlen. c>ffnet man das Ventil r, 

 welches sich im Boden des Kühlers befindet, mittels des (îriffrad- 

 chens s; die flüssige Luft, welche sich im Kühler befindet, fliesst 



