62S 



infolge dessen auf die Windungen des Regenerators ß', welcher 

 dadurch binnen kurzem bis auf die Siedetemperatur der Luft ab- 

 gekühlt wird. Ein bedeutender Theil der flüssigen Luft, welcher dabei 

 o-asfijrmis: wird, sjelangt durch die Rühre l in den Regenerator h, kühlt 

 g-rösstentlieils den oberen Theil seiner Windungen ab und entweicht 

 durch die Rühre m nach aussen, nachdem er sich im unteren ïheile des 

 Regenerators auf Zimmertemperatur erwärmt hat. Der Überschuss an 

 flüssiger Luft, welcher zum Abkühlen des Regenerators //' angewendet 

 wurde, sammelt sich im unteren Theile des Vacuumgefiisses w an und 

 kann in das untere Vacuumgefäss A durch Lüften des Hahnes h 



_jpo 



J:'ig. ö. WasserstoffverflüssigLiupfsupparat (horizontale rrojection). 



abgelassen werden. Das Gefäss A wird durch ein anderes von den- 

 selben Dimensionen ersetzt, und die abgelassene Luft kann zum 

 Kühlen von ee im weiteren Verlaufe des Experimentes benützt 

 werden. Nun schreitet man zum Durchspülen des Apparates mittels 

 AVasser Stoff. Ein Theil desselben befindet sich in einem Gasometer 

 ein anderer Theil in Stahl Haschen, aus welchen er nüthigenfiills in 

 das Gasometer übergeführt werden kann. Aus dem Compresser 

 Wasserabscheider und dem Hochdruckreiniger muss schon früher 

 mittels Durchleitens von Wasserstott' die Luft möglichst genau 

 entfernt und der Wasserstoff in diese Gefässe bis zu einem Drucke 

 von einigen Atmosphären eingepumpt werden. Mittels der Mutter 



