629 



a verbindet man den Ap[)arat mit dem H a m p s u n' s ch e n Hocli- 

 druckreiniger, beziehungsweise mit dem Compressor und lässt dann 

 den Wasserstoff im lang-samen Strome durch den Apparat streichen, 

 indem man das Ventil g mittels des Grifies /■ iifinet. Mit dem Be- 

 ginn des Auswaschens des Apparates soll man sich jedoch nicht zu 

 sehr beeilen, man soll vielmehr 5 bis 10 Minuten abwai'ten. damit die 

 flüssige Luft, mit welclier das den Regenerator abdiclitende Flanell 

 getrankt ist. Zeit habe, sich zu vertliichtigen; andernfalls würde 

 sich der cireulierende Wasserstoff mit einer grossen Menge Luft 

 verunreinigen, welche im weiteren Verlaufe des Versuches erstarren 

 und das Expausionsventil sowie die Kanäle zwischen den Win- 

 dungen des Regenerators //' verstfipfen kiinnte. wodurch das Cir- 

 culieren des Wasserstoffs erschwert sein würde. 



Wasserstoff wird durch Einwirkung von reiner Schwefelsäure 

 auf kitufliches Zink erhalten, und zwar in einem geräumigen Ent- 

 wickelungsapparate aus Blei, wie er Ijeim LiHhen von Bleiplatten 

 der Accumulatoren gebraucht wird. Die hrdzeriien Theile des Appa- 

 rates, die mit der Säure in Berührung kommen, wurden jedoch 

 durch bleierne ersetzt, da beim längeren Gebrauche das Holz 

 auf die Säure reducierend einwirkt, wobei der Wasserstoff" durch 

 Schwefeldioxyd verunreinigt wird. Aus diesem Appai'ate strömt der 

 Wasserstoff durch zwei Waschflaschen, deren eine mit Kaliumper- 

 niancranatlösunu'. die andere mit Natronlauj^e beschickt ist. und 

 sammelt sich in einem Gasometer aus Zinklilech. welches 1200 Liter 

 Fassungsraum besitzt. Aus diesem Gasometer wird er mittels eines 

 Whi t eh ead'sch en Compressors in Stahlflaschen comprimiert. wo 

 er bis zum Versuche verweilt. Vor einem jeden Versuche wird der 

 Wasserstoff" in einer Bunte' sehen Bürette auf den Gehalt von 

 Sauerstoff geprüft, dessen Menge gewöhnlich im frisch dargestellten 

 Wasserstoff 0'2~0-o<',(| nicht übersteigt. Nach mehrmaligem Gebrauche 

 und längerer Circulation kann jedoch der Sauerstott'gehalt auf O^j";,, 

 oder sogar mehr steigen. Als nach längerem Gebrauche des Wasser- 

 stoffs der Sauerstoffgehalt einmal bis !"/„ gestiegen war. fanden im 

 Niederdruckcjdinder des Compressors Explosionen statt, welche sich 

 bei jedem Kolbenhübe regelmässig wiederholten. Aus diesem Grunde 

 sowie wegen des Verstopfens des Expansion s ventils bei der Ver- 

 flüssio'uno' des Wasserstoff"s lasse ich gewöhnlich Wasserstoff", wenn 

 er mehr als Û'ÔO/q Sauerstoff enthält, ins Freie entweiclien und er- 

 setze ihn durch einen frisch dargestellten. Bei Anwendung des 



