630 



Wlii t eh ea d' seh e n Cinnpressors ist es mir bisher nicht gelungen, 

 die Verunreinigung- des Wassei'stoffs durch Sauerstoff während einer 

 längeren Circulation zu vermeiden; auf meinen Wunsch hat mir 

 zwar die genannte Fabrik einen speciellen Kolben für den Nieder- 

 druckcylinder angefertigt, welcher mit zwei Dichtungsstulpen ver- 

 sehen ist, von denen der eine zum Comprimieren. der andere zum 

 Saugen des Wasserstoffs dient; doch hat sich diese Einrichtung nicht 

 bewährt, weil der S;iugstulpen mit der äusseren Luft in Berührung 

 kommt und infolge dessen bald austrocknet. Bei Anwendung des 

 Wassers als Schmiermittel ist er deshalb wirkungslos; Ölschmierung 

 ist aber nicht anwendbar, da der Compressor auch zum Verdichten 

 und Verflüssigen von Luft dient. Die Verunreinigung mit Sauer- 

 stoff hat sich jedoch bedeutend vermindert, nachdem ich zum Fest- 

 halten des Fibrestulpens eine Scheibe von grösserem Durchmesser 

 genommen habe, welche den Stulpen ziemlich stark an die Cvlinder- 

 wände anpresst. 



Nachdem der Apparat sorgfältig mit Wasserstoff ausgewaschen 

 worden ist, wird die Röhre m mit dem Gasometer verbunden und der 

 Compressor in Gang gesetzt; wenn der Druck 200 Atm. erreicht 

 hat, wird mit dem Expandieren begonnen, indem man das Griffrad 

 k langsam zurückdreht. Die Ventilstange ist im oberen Theile des 

 Kühlers mittels der Schraubenmutter / abgedichtet, wo sie sich in 

 einem Gewinde schraubeuartig bewegt; eine entsprechende Anord- 

 nung verwandelt diese Schraubenbewegung in eineVorwärtsbewegung. 

 wodurch das Regulieren des Ventils (/ erleichtert wird. Der durch 

 das Röhrchen a in den Apparat hineinkommende Wasserstoff theilt 

 sich so. dass sein grösserer Theil durch die Abzweigung «., in den 

 Regenerator b, ein'kleinerer Theil aber durch die Abzweigung a^ in 

 den Regenerator c hineinstriimt. Das Ventil v dient zum Regeln des 

 Wasserstoffstromes im Regenerator c oder nöthigenfalls zum vollstän- 

 digen Ausschluss dieses Regenerators von der Circulation. Der in den 

 beiden Regeneratoren abgekühlte Wasserstoff vereinigt sich wieder 

 im Röhrchen d und passiert in die Kühlschlange ee, welche mit 

 flüssiger Luft umgeben ist; nach Durchgang durch den Regenerator 

 ff erleidet er eine Expansion im Ventile //. Der expandierte Wasser- 

 stoff kehrt durch die Kanäle zwischen den Windungen des Rege- 

 nerators // zurück, worauf er durch die Röhre // in den Regene- 

 rator b gelangt und schliesslich durch die Riihre ii/ zurück in den 

 Compressor. 



