Ein Glycerinmanonieter o, welches mit der Röhre m durcli 

 das Röhrchen mi verbunden ist, erlaubt die Expansionsgeschwin- 

 digkeit zu regeln; das Rohr ni, welches den Wasserstoff in den 

 Compressor zurückführt, muss jedoch ziemlich eng (nöthigenfalls 

 mittels eines Hahnes verengt) sein, und soll dem Wasserstoflfdurch- 

 fluss einen gewissen Widerstand leisten, damit die Glycerinsäule 

 im Manometer bei normaler Expansion etwa 25 cm betrage. Der 

 Druck im Glyeerinmanometer muss jedenfalls den Druck, unter 

 welchem sich der Wasserstoff im Gasometer befindet, um ein Mehr- 

 faches übertreffen. Die Expansion des Wasserstoffs sowie das Zu- 

 jriessen der Hüssiiicn Luft in den Kühler ee müssen so geregrelt 

 werden, dass sowohl der Wasserstoff, welcher den Apparat durch 

 die Röhre m verlässt. wie auch die Luft, welche durch die Röhre 

 u entweicht, dieselbe oder eine nur um wenige Grade niedrigere 

 Temperatur besitzen als der vom Compressor aus zugeführte 

 Wasserstoff'. 



In wenigen Minuten nach dem Beginn der Expansion beginnt 

 das Festwerden der Luft, welche den Wasserstoff verunreinigt, und 

 die Wände des Vacuumgefässes überziehen sich mit einer schnee- 

 artigen Masse; nach weiteren paar Minuten beginnt der Wasser- 

 stoff' sich zu verflüssigen und wäscht die feste Luft in ein Lein- 

 wandsieb hinunter, welches sich auf dem Boden des Vacuumgefässes 

 befindet; die Gefilsswände werden wiederum durchsichtig, so dass 

 man den Vertlüssigungsvorgang bequem beobachten kann. In Zeit- 

 abständen von einigen Minuten r)ffnet man den Hahn h und g^iesst 

 den flüssi<ri'n Wasserstoff in das Vacuumgefäss A über ; dasselbe 

 ist versilbert mit Ausnahme eines engen Streifens im oberen Theile, 

 welcher zur Beobachtung dient. In der Zeichnung befindet sich 

 dieses Gefäss in einem zweiten Vacuumgefass B, in welches man 

 etwas flüssige Luft g-jessen kann; doch ist dieses nicht ununiirano'. 

 lieh ni'ithig, denn das Gefäss B kann auch ohne merklichen Ver- 

 lust an Wasserstoff weggeschafft, und der Récipient A direct im 

 Holzfusse C untergebracht werden. 



Nachdem das Gefäss A mit flüssig-em Wasserstoff ano-efüllt 

 worden ist, schliesst man zeitwei.se das Expansionsventil tj und 

 reguliert die Circulation des Wasserstoffs vom Compressor direct 

 zum Gasometer mittels eines zweiten Schraubenventils, welches 

 ausserhalb des Apparates angebracht ist. Das Gefäss A wird durch 

 ein anderes von denselben Ausmaassen ersetzt, und die Circulation 



