632 



des Wasserstoffs diirch den Apparat wieder hergestellt. Dieses Aus- 

 wechseln der Wasserstüflrecipienten bietet keine Schwierigkeiten, 

 und kann so lange wiederholt werden, als der Vorrath an flüssiger 

 Luft ausi'eicht; man muss jedoch das abgenommene Gefäss schleu- 

 nigst mit einem Korkstopfen verscliliessenj welcher mit einem zwei- 

 mal i-echtwinklis: seboffenen Glasröhrchen versehen ist. durch welches 

 der verdampfende Wasserstoff entweicht; andernfalls str<uiit in 

 das offene Gefäss die atmosphärische Luft hinein, erstarrt augen- 

 blicklich und verursacht ein so rasches Verdampfen des Wasser- 

 stoffs, dass man nach wenigen Minuten im Gefäss an Stelle des 

 flüssigen Wasserstofl's eine schneeartige ]\rasse von fester Luft vor- 

 findet. 



Ich habe zwei siilche Apparate, wie sie oben beschrieben sind, 

 angefertigt; dieselben unterscheiden sich hauptsächlich nur durch 

 ihre Ausmaasse. Die Dimensionen der wichtigeren Theile des grös- 

 seren Apparates sind folgende: Durchmesser des Regenerators // — 

 70 mm; seine Länge — 200 mm.; äussere Weite der Kupferröhren 

 ff — 3'2 mm; lichte Weite derselben — 2 mm; Durchmesser des 

 Regenerators /; — 70 mm; seine Länge — 300 mm; Durchmesser des 

 Regenerators c — 50 mm; seine Länge — 300 mm; äussere Weite der 

 Kupferröhreu in h und c — 3"8 mm; lichte Weite derselben — 25 mm; 

 lichte Weite der Messingröhren iv, ii, l und t — 11 mm: Fassungs- 

 raum des Gefässes A — 400 ccm. 



Die Dimensionen des kleineren Apparates: Durrhmesser des 

 Regeneratoi's //' — 38 mm; seine Länge — 180 mm; äusserer Durch- 

 messer des Kupferrohres — 2'5 mm; lichte Weite desselben — 16 mm; 

 Durchmesser der Regeneratoren // und c — 60 bezw. 40 mm; Länge 

 dei'selben — je 300 mm; Ausmaasse der Kv.pferröhrchen — wie im 

 grösseren Apparate; lichte Weite der Messingröhren m, n, J und t — 

 9 mm; Fassungsraum des Gefässes A — 100 ccm. Da der kleinere 

 Apparat nur sehr wenig flüssige Luft verbraucht, kann er vereinfacht 

 werden, indem man den Regenerator c gänzlich wegschafft. In diesem 

 Falle findet die Circulation des Wasserstoffs ausschliesslich durch 

 den Verflüssiger yy und den Regenerator h statt, und die erhaltenen 

 Resultate sind ebenfalls zufriedenstellend. 



Bis jetzt habe ich nur den kleineren Apparat erprobt, in wel- 

 chem ich jede zehn Minuten etwa 100 ccm flüssigen Wasserstoffs 

 erhalten habe. Diese Menge reichte mir vollkommen zu den Mes- 

 sungen aus. welche ich auss^eführt habe und deren Resultate ich 



