307 
cités 5 et s, dont le premier est maintenu à la température 0°, 
tandis que l’autre est chauffé ou refroidi à une température quelcon- 
que 0. En les déchargeant ensuite dans des appareils volumétriques 
convenables on détermine, dans des conditions ordinaires de tem- 
pérature et de pression, les quantités de gaz dont était chargé cha- 
eun d’eux. On a 
M eur M= PÈ 
É To. No (1 +- %,9 - 0) 
d’où il suit: 
M, s Hl “y 
eu. od 79 = Mm ( + @p,9- 6). (1) 
$ 3. Description sommaire de la partie piézométrique et 
volumétrique de l’appareil. En renvoyant le lecteur pour les détails 
de construction et de calibrage au mémoire cité ci-dessus, je me 
bornerai ici aux indications indispensables. Les réservoirs 5, $ 
(fig. 1) en verre épais, que je nommerai piézomètres, sont réunis 
par des tubes capillaires en verre, 6, et o, à deux robinets doubles 
en bronze, à vis pointues en acier k, kÿ’ et k k'. A l’aide de ces 
robinets on peut charger les réservoirs s, et s par l'intermédiaire 
d’un tube capillaire en euivre, Z, ou bien, k, et Æ étant fermés, les 
décharger, en ouvrant les vis k,’ et 4’, dans les volumètres Z;, E. 
Chacun de ces derniers est composé d’un tube vertical en verre, 
pourvu de cinq renflements de 40 em?, la capacité totale de chaque 
volumètre étant de 240 cm? environ. Entourés de manchons en 
verre, qui contiennent de l’eau, agitée par un courant d’air, et de 
thermomètres divisés en 0,050, les volumètres communiquent par 
des tubes en caoutchouc avec des manomètres à mercure M. Les 
volumètres, portant une division gravée sur les parties étroites du 
tube sont soigneusement jaugés par des pesées à mercure. 
Le gaz déchargé dans les volumètres y occupe un volume * 
que l’on peut régler à volonté par l’abaissement des tubes mano- 
métriques M, de même que le petit volume a (!/, em? environ), 
déterminé une fois pour toutes, dans les tubes capillaires a,. a, en 
cuivre, qui réunissent les piézomètres aux volumètres. On détermine 
la pression B du gaz déchargé de manière usuelle à l’aide d’un 
cathétomètre. 
$ 4 Détermination des volumes. Les vis k,, k,’ et k k’ 
1* 
