311 
Les valeurs de 4, s, o doivent se rapporter au moment précis, où 
la détermination volumétrique est faite. % dénote un petit volume 
(14 mm), ajouté par le dévissement du robinet de décharge. 
Ayant calculé de cette manière les quantités M et M, on trou- 
vera Q@p,g et m, d'après les formules (1) du $ 2. 
$ 6. Le thermomètre. Le thermomètre à hydrogène, employé 
dans ces recherches pour déterminer la température @ des bains 
froids (fig. 2), était copié, quant à la disposition générale, sur l’ex- 
cellent modèle décrit par M. M. Travers, Senter et Jaquerod, qui 
avait été employé par ces savants dans leurs recherches sur les 
coëfficients de pression de l'hydrogène et du helium !) Cependant 
j'ai introduit quelques modifications de détail (par exemple un ro- 
binet K à trois voies, pour faciliter le remplissage avec de l’hy- 
drogene, sans déranger la colonne barométrique B) dont la prinei- 
pale était une jonction flexible du manomètre M B avec le réser- 
voir à hydrogène 7, par l'intermédiaire d’un tube capillaire en 
platine. Ce dernier (longueur 70 em, capacité 74 mm?) protégé 
contre des lésions accidentelles par une spirale en fil d'acier, 
était vissé dans un cylindre C en acier, d’un diamètre presque 
égal à celui du tube M C du manomètre; il y était mastiqué au 
moyen d’une petite quantité de cire à cacheter, introduite par suc- 
cion dans trois rainures tournées à sa surface latérale. Une colonne 
de mercure surmontant le cylindre achevait de mettre l'appareil 
à l'abri des fuites du gaz enfermé. Le tube vertical B, d’une lon- 
gueur de 150 cm, représente un baromètre, rempli de mercure 
soigneusement bouilli. Pour mettre le niveau du mercure en con- 
tact avec la pointe de repère Z (faisant partie du cylindre en acier 
et mesurant 02 mm seulement) on se sert d’un réservoir à mercure 
R attaché au tube de cautchouce Æ#. Ce réservoir glisse dans une 
coulisse le long de la colonne de bois S, qui supporte le thermo- 
mètre, ainsi que l'échelle divisée en millimètres, gravée sur un miroir. 
Le réglage de précision s’aceomplit, comme dans le thermomètre de 
M. Travers, par compression d’un bout de tube de caoutchouc G. 
Malgré sa hauteur considérable, de 230 em, cette forme du 
thermomètre, permettant un controle facile et immédiat des points 
fondamentaux 0° et 100°, est très commode dans la pratique. Le 
réservoir 7, employé le plus souvent, avait une capacité de 21000 
1) Transactions of the R. S. London, Vol. CC. 1902. p. 142. 
