313 
mm? environ, celle de l’espace nuisible — dont la température était 
déterminée en plusieurs points — de 200 mm?. Pour une pression 
initiale de 1030 à 1040 mm un degré représente 3:8 mm sur lé- 
chelle. L’exactitude des déterminations des températures basses sur- 
passe donc probablement 0:05; c’est que j'ai constaté en mesurant 
la température d’ebullition de l'oxygène à plusieurs reprises avec 
des remplissages différents d'hydrogène. La difficulté réelle ne con- 
siste pas d’ailleurs dans la détermination des températures basses, 
mais dans la préparation des bains d’une température suffisamment 
uniforme et constante. 
$ 7. Les températures. Les déterminations de la dilatation 
de l’hydrogène, résumées dans ce qui suit, ont été distribuées en 
partie le long des lignes isothermiques, mais dans le domaine des 
températures très basses j'ai renoncé aux isothermes et je me suis 
attaché, au contraire, pour des raisons qui seront exposées plus loin, 
à suivre d'aussi pres que possible les lignes de pression constante, 
que je nommerai isobares. C’est pourquoi la température des bains 
employés pouvait varier un peu d’une détermination à l’autre, pour- 
vu qu’elle restät suffisamment constante pour chacune d'elles. 
Je me suis servi des températures suivantes, sans compter celle 
de 0°: 
1) Vapeur d’eau, près de —+- 100°. 
2) Eau à 20°; cette température était déterminée à l’aide 
d’un thermomètre divisé en 0-02°, rattaché à l'échelle normale. 
3) Bain d'alcool, fortement agité, entouré d’un mélange réfrigé- 
rant d'acide carbonique solide et d’éther. Température moyenne -— 779. 
4) Ethylène liquide, bouillant sous la pression atmosphérique, 
température voisine de — 104°. 
5) Ethylène bouillant sous une pression reduite; température 
— 147°. 
6) Oxygène de commerce, liquide, sous la pression atmosphéri- 
que: temperature — 183°. 
7) Air liquide, sous la pression atmospherique; temperature 
— 11902 
8) Air liquide sous une pression réduite; température — 205°. 
9) Air liquide sous une pression reduite; temperature — 212°. 
Les bains froids étaient contenus dans un vase à vide Dewar 
d’une capacité d’un !/, litre environ. Dans les cas où l’on opérait sous 
une pression réduite le vase à vide était placé dans un cylindre 
