314 
de verre épais. à bords plats, rodés à l’émeri, fermé par un couverele 
métallique. Par des trous circulaires pratiqués dans celui-ci on 
introduisait dans le vase le piézomètre, le réservoir du thermomètre 
à hydrogène, les fils du couple thermoélectrique, indiquant la tem- 
pérature de l’espace nuisible, enfin un tube capillaire en cuivre, 
percé de petits trous, qui fournissait un courant d'hydrogène sec 
destiné à agiter le bain. Ce mode d’agitation, en provoquant une 
vive circulation du liquide, se montra très efficace. Je me suis 
assuré d’ailleurs, en effectuant une série spéciale de déterminations, 
dans laquelle on se servait d’un agitateur métallique, que ce eou- 
rant gazeux ne donnait lieu à aucune erreur dans la détermination 
des températures. Les résultats obtenus dans les deux eas étaient 
presque identiques. 
Le cylindre étant relié à une machine pneumatique puissante qui 
consomme 2 chv. vap., on attendait, avant de commencer les lec- 
tures, que sous l’action combinée de la pompe pneumatique, du 
flux de chaleur extérieure et du courant gazeux servant d’agitateur, 
un équilibre de température s’établisse, sans se préoccuper davan- 
tage de la valeur précise de celle-ci. 
Pour obtenir une température voisine de — 205° j'ai essayé de 
modérer l’action de la pompe, sans changer sa vitesse maxima, par 
admission dans le eireuit de la pompe d’un courant d’air, à travers 
un tube étroit. 
$ 8. Préparation de l'hydrogène. Après avoir beaucoup 
expérimenté avec de l'hydrogène électrolytique, je me suis con- 
vaincu que, pour obtenir un produit très pur, il est essentiel de 
pouvoir balayer l'appareil entier par un courant gazeux vif et 
abondant. Ainsi je me suis arrêté au simple appareil de Kipp À 
(fig. 3), chargé de zinc platiné et d’acide sulfurique dilué. En ma- 
neuvrant le robinet B à trois voies on chasse plusieurs fois le gaz, 
afin de purger l'appareil d’air et de saturer l'acide d'hydrogène. 
Ensuite on fait passer un courant continu d’hydrogène à travers 
les flacons laveurs C et D qui contiennent une solution de potasse 
caustique et l'acide sulfurique concentré, et à travers le tube Æ, 
d'un mètre de longueur, chargé d’acide phosphorique. Je me suis 
contenté de ces réactifs, à l’exelusion d’autres, employés dans des 
pareils cas, mais en revanche j'ai pris soin de n’employer que des 
réactifs (zinc, acide etc.) très purs. 
Après un balayage suffisamment prolongé on ferme le robinet 
