316 
F, et, en ouvrant @ et H, on fait passer l'hydrogène dans le gazo- 
mètre à mercure L. 
Ce dernier est composé de deux cylindres en fonte, vissés par 
le bas, et renfermant un espace annulaire de 5 mm de largeur, 
rempli de mercure. Sur le mercure, qui couvre aussi cylindre 
intérieur, flotte une cloche en verre N, chargée de poids convenables 
S. Sous la cloche est placée une cuvette plate contenant de l’aeide 
phosphorique. Un seul tube métallique M, entrant par le fond du 
cylindre intérieur sert à charger et à décharger le gazomètre, par 
un jeu convenable des robinets F#, G, H. La jonction de ce dernier 
avec le tube M, l'unique endroit où la diffusion de l'hydrogène 
serait à craindre, est entouré d’un manchon de verre, rempli de 
mercure. Le tube métallique Y conduit le gaz dans le compresseur 
et les autres parties de l’appareil. La capacité du gazomètre est de 
17 litres environ. 
J'ai fait des nombreuses analyses du gaz, préparé et recueilli 
comme il a été dit. Bien que la méthode d'analyse de l'hydrogène 
(recherche de l'oxygène à l’aide du pyrogallate de potasse) ne soit 
guère satisfaisante, je suis porté à croire cependant, d’après les ré- 
sultats obtenus, que l'hydrogène était bien pur. Le même gaz, em- 
ployé pour remplir le thermomètre à hydrogène donnait une valeur 
du coëfficient de pression conforme aux résultats dus aux travaux 
de M. M. Chapius, Kammerlingh Onnes et Travers. 
$ 9. Le compresseur. Pour comprimer l'hydrogène sans le 
contaminer j'ai transformé un cylindre d'acier A (fig. 4) destiné 
d’abord à un autre but, en une sorte d'appareil Cailletet de grandes 
dimensions. Fermé par une pièce conique B en acier, à l’aide de 
six vis d, le cylindre renferme un récipient cylindrique de verre 
C D d'une capacité de 1800 em? environ, prolongé d’une part par 
un tube étroit en verre DE, plongé dans du mereure au fond du 
cylindre À, d'autre part par un tube en verre à parois épaisses, ma- 
stiqué dans un cylindre creux F en laiton. Ce dernier traverse le 
cône B par un trou central, et il est retenu dans sa position par 
la vis de rappel a. Une rondelle de plomb b, posée entre la base du 
cône et un collier terminant le cylindre, attirée fortement à l’aide 
de la vis a, assure l'étanchéité parfaite de l’appareil. La quantité 
de mercure au fond du cylindre À est choisie de manière qu’en 
faisant le vide dans C D, le mercure, montant à la hauteur baro- 
métrique, ne dépasse pas C, une quantité suffisante restant encore 
