318 
au fond. Le récipient © D communique, par l'intermédiaire d’une 
jonction, à la rondelle de plomb et à vis h et, au moyen d’un 
tube capillaire en cuivre H, avec un triple robinet distributeur 
kı k, k,, construit de la même façon que ceux, qui font partie des 
piézomètres (fig. 1). 
La vis pointue k, permet de faire communiquer le récipient 
CD avec le gazomètre par le tube Y, désigné par la même lettre 
dans la figure 3. La vis k, le fait communiquer par le tube ca- 
pillaire en euivre Z avec les piézomètres (voir Z, fig. 1); la vis k, 
enfin ouvre la communication, par X, avec l'atmosphère extérieure. 
Pour empêcher l'air d'entrer par accident dans l’appareil, un flacon 
S est interposé, contenant de l'acide sulfurique concentré. 
Afin de remplir le récipient CD d'hydrogène pur il suffit de 
relier le tube extérieur X à une trompe à mercure et de faire le 
vide dans OD, après avoir fermé la communication avec le gazo- 
mètre. En ouvrant ensuite cette dernière, on fait entrer l'hydrogène 
dans le récipient, qui y remplace le mercure, qui retombe au ni- 
veau; on répète cette manoeuvre à plusieurs reprises. 
Il s’agit enfin de comprimer le gaz recueilli dans le récipient 
CD et de le transmettre aux piezometres. Dans ce but je me suis 
servi de la pression de l'air, comprimé au préalable dans deux ey- 
lindres de 10 litres de capacité chacun. La pression, indiquée par 
un manomètre métallique M, transmise à l’aide d’un robinet à vis 
k,, et d'un tube en cuivre c dans le cylindre A, force le mereure 
de monter dans le récipient, et d’y comprimer l’hydrogène d'une 
manière analogue à l’action de l’eau dans l'appareil bien connu de 
Cailletet. Le robinet k, sert à décharger l’air du cylindre à la fin 
d’une expérience; alors, la pression étant entièrement tombée, on 
ouvre le robinet k,, qui établit li communication avec le gazo- 
mètre, pour remplacer le gaz utilisé dans les piézomètres (c'était 
au maximum un tiers de contenu du récipient); l’action de la trompe 
à mercure n’est done nécessaire qu’au début d’une série d’experien- 
ces. Au commencement de mes travaux je me servais d’un contact 
électrique, destiné à avertir par une sonnerie (durant la charge 
du cylindre A) que le récipient CD est plein de mereure, et qu'on 
court danger de faire pénétrer le mercure, par une surcharge, 
dans les parties métalliques de l'appareil. Dans ce but le cylindre 
en laiton F était isolé du cône B par une couche de papier à la 
gomme-laque, et la rondelle de plomb 5 était remplacée par une 
