319 
autre de carton isolant dit ,fibre“. Ayant gagné une certaine expé- 
rience dans le maniement de l'appareil, j’arrivai à me passer de 
cet arrangement un peu encombrant. 
Je finirai par la description d’un indicateur de pression, que 
J'ai trouvé éminemment utile dans ces recherches. C'est un réser- 
voir cylindrique en verre épais P, de 10 em? environ de capacité, 
muni d'un tube capillaire très fin PQ — (en fait, un des piézo- 
mètres utilisés pour l'étude de la dilatation de l'hydrogène) — 
rempli de mercure bouilli et rattaché au moyen d’un tube capillaire 
en cuivre au conduit Z, capillaire aussi, faisant communiquer le 
compresseur avec les piézomètres. Une partie de mercure se trouve 
à l'ordinaire dans un petit renflement du tube capillaire à son bout 
supérieur. Le réservoir étant placé dans de la glace pilée, le mer- 
cure descend et s'arrête vers le point zéro d’une échelle, divisée 
en millimètres. La pression le fait descendre encore, à peu près 
proportionellement à la pression (à 1 atmosphère correspond une 
dépression de 4 mm environ). C’est comme on voit linversion d’une 
forme connue de manomètre à verre, due à M. Amagat. Grâce à sa 
capacité minime cet indicateur de pression est extrömement sen- 
sible aux moindres fuites de gaz dans les piézomètres; il est d’au- 
tant plus utile, que des pareilles fuites, inaperçues, pourraient en- 
tièrement vicier les résultats de mes expériences. La communication 
k, des piézomètres chargés avec le compresseur étant fermée, cet 
indicateur permet non seulement nous faire voir que tout dans 
les piézomètres est en ordre, mais en outre il sert à constater, si 
l'équilibre de la température du gaz comprimé et du bain froid 
est établi, ou non. 
L’echelle étant jaugée en atmospheres une fois pour toutes, je 
me suis servi de cet indicateur pour régler d’avance la pression p 
sous laquelle je désirais mesurer la dilatation de l'hydrogène — 
ce qui devenait important, aussitôt que je m'étais décidé à pour- 
suivre les valeurs du coëfficient @ le long des isobares. On pouvait 
régler ainsi la pression à quelques dixièmes d’atmosphère près, et 
au besoin il serait possible d’aller plus loin encore. 
$ 10. Détermination des pressions. La pression com- 
mune p, sous laquelle les deux piézomètres étaient chargés, connue 
approximativement et réglée d'avance d’après les indications de 
l'indicateur qu’on vient de décrire, était calculée exactement d’après 
la quantité de gaz déchargé dans le volumètre correspondant par 
