320 
celui des piézomètres, dont la température était 0°. Soit M, le vo- 
lume normal de cette charge, toutes corrections faites ($ 5), s, le 
volume du piézomètre. Si la compressibilité de l'hydrogène à 0° 
obéissait à la loi de Boyle, on aurait 
En réalité la pression est ($ 2): 
70 M 
bats da 
0 
Nommons À la différence, toujours positive, entre la pression vraie 
p et la pression apparente p', on aura alors 
p=?p + A4. 
Une table des valeurs des corrections À du manomètre à hydrogène 
à 0° sera donnée au $ 12. 
$ 11. Contrôle de l'appareil. Pour s'assurer, si la partie 
piézométrique de l’arrangement expérimental est en ordre, si les 
constantes relatives à cette partie ont été déterminées avec une 
précision suffisante — enfin, pour se faire une idée sur la valeur 
des erreurs expérimentales, on peut procéder de la manière sui- 
vante. On charge les piézomètres simultanément d'hydrogène, après 
les avoir mis tous les deux dans de la glace fondante, et on com- 
pare les valeurs de la pression, dérivées des quantités de gaz, dé- 
chargées dans les volumètres correspondants. Dans un des essais 
de ce genre on a obtenu, par exemple, les nombres suivants: 
Piézomètre No. 1. s5—911934 M, = 221317 
p' = 24:268 A = 0,358 
p = 24626 
Piézomètre No. 2. s— 940582 M — 228277 
p' = 24211 A — 0:358 
p = 24.629. 
Dans un autre cas on avait No 1: s— 4458-02, p — 55128; No 2: 
So = 4256-08, p — 55,133. 
Le moyen le plus simple d'obtenir un contrôle semblable des 
volumètres consiste en ce que l’on mesure deux fois le volume 
normal d’une quantité donnée de gaz, en utilisant chaque fois un 
nombre different de renflements du volumètre (fig. 1). Voici un 
exemple (quant aux notations on consultera le $ 5): 
