324 
$ 12. Marche d'une expérience. La veille du jour, où l’on 
se propose de faire une série d'expériences, on prépare, s’il s’agit 
des températures très basses, une quantité assez considérable, 5 litres 
environ, d'air liquide. Deux ou trois jours auparavant on a rempli 
le gazomètre d'hydrogène pur, puisqu'il est à désirer que le gaz 
reste un temps assez long en contact avec l'acide phosphorique. 
Quant à l'oxygène on le liquéfiait durant, les expériences mêmes, 
en faisant distiller ce gaz, sous une pression surpassant l&gerement 
celle de l'atmosphère, dans un réservoir en verre, plongé dans l'air 
liquide. 
On commence les expériences proprement dites par faire un 
vide très complet dans l'appareil entier, y compris le compresseur 
et les volumètres. On se sert dans ce but d’une trompe à mercure, 
après avoir établi toutes les communications, sauf celle avec le 
gazomètre, et après avoir abaissé convenablement les tubes mano- 
métriques M (fig. 1), pour que le mercure, montant à la hauteur 
barométrique dans les volumètres, ne pénètre pas dans les conduits 
métalliques a. L'appareil étant rempli d'hydrogène pur, on procède 
au contrôle des piézomètres, pour s'assurer s’il n’y a pas de fuites 
du gaz nulle part. Dans ce but on les charge à l’aide du compres- 
seur à 50 ou 60 atmospheres et, ayant fermé la vis de charge k, 
(fig. 4) on observe la colonne du mercure de l'indicateur de pres- 
sion P Q pendant un quart d'heure. S'il se trouve que tout est 
en ordre on peut procéder au transvasement du gaz liquéfié qui 
sert de réfrigérant, et commencer les observations proprement dites. 
Les piézomètres étant chargés à une pression déterminée, d’après 
les indications de l'indicateur P Q. on laisse les vis de charge A 
(fig. 4) et k,, k (fig. 1) ouvertes, ces dernières n'étant dévissées 
que d’un angle minime. Pendant qu’un observateur s'occupe du ré- 
glage du thermomètre à hydrogène et note les différentes données 
nécessaires pour le calcul de la température 4, un autre suit les 
indications de l'indicateur, note la hauteur barometrique, les ni- 
veaux des volumètres, du bain froid ete. À un moment donné on ferme 
subitement les vis de charge k,, k, et on décharge sans délai les 
piézomètres dans les volumètres. Pendant la lecture des volumes, 
des niveaux et des températures de ceux-ci, un aide s'occupe du 
compresseur, afin de le préparer à l'opération suivante. Toutes ces lec- 
tures une fois faites, on chasse le gaz des volumètres par le conduit 
extérieur X, en élevant les tubes manométriques M et l’on est prêt 
